— 164 - 



nimmt; damit lassen sich noch Höhenunterschiede von 

 6000 Fuss messen. 



Jedesmal, wenn man eine Beobachtung des Luftvolums 

 machen will, die zu einer Messung dienen soll, verfahre 

 man auf folgende Weise. Man hebe die innere Röhre, 

 indem man sie beim Kork ergreift , langsam in die Höhe, 

 und sobald als das Wasser in beiden Röhren auf dem 

 gleichen Niveau ist, lese man auf der Graduation der In- 

 nern Röhre die Ausdehnung des Luftvolums ab und no- 

 tire sie sich an. Hat man auf diese Art die Luftvolumina 

 an 2 verschiedenen Stationen gemessen, so müssen sie 

 auf dieselbe Temperatur reducirt werden. Dazu dient 

 ein Thermometer, das man in demselben Etui mit den 

 beiden Röhren trägt; wenn man es in dem Momente des 

 Herausnehmens beobachtet, so wird man so ziemlich 

 sicher sein, jedesmal die wahre Temperatur des Instru- 

 mentes zu erhalten. 



Nenne ich v' das Luftvolum an der obern Station, 

 t die Temperatur des Instrumentes an der untern, t' die 

 an der obern Station, in Gentesimalgraden, so ist: 



V'. corr. =v' + 272^35 ^ t/ = v (^272,85 + iO ^^^' 



/ 273 + t \ 

 der Kürze halber = v' l 273 4- iW 



Hier wird also das Luftvolum der obern Station nach 

 der Temperatur der untern corrigirt. 



Nachdem man die beiden Luftvolumina auf dieselbe 

 Temperatur reducirt hat, genügt folgende Formel, um 

 in den meisten Fällen ein der Wirklichkeit sehr annä- 

 herndes Resultat zu erhalten; 



H = ( , — J • 8200 französische Toisen 

 = ( v^ + y ) • IMOO Meter, 



