— 226 — 



Kennt man also den Inhalt eines Grfässos, z. B. einer 

 Eudiometeiröhrc , in Quecksilber- Milligrammen ausge- 

 drückt, und wird ein Gas hineingebracht, welches einen 

 Antheil des Quecksilbers ersetzt, so ist klar, dass aus dem 

 Gewicht des im Gefässe zurückbleibenden Quecksilbers 

 die Menge des Gases in Raumtheilen von Quecksilber- 

 Milh'grammen bestimmt werden kann. Es bleibt nichts 

 weiter zu thun übrig, als das so gefundene Volumen durch 

 Rechnung auf einen belitbigen Druck und Temperatur zu 

 reduciren. 



Obgleich das hiemit gegebene Princip nicht ganz neu 

 ist und zu einzelnen Untersuchungen bereits in Anwen- 

 dung gebracht wurde ^), so i^t doch, so viel mir bekannt 

 ist, keine allgemeine Methode zu seiner Anwendung be- 

 schrieben worden. Dieses kann durch folgendes Verfahren 

 geschehen. 



A Fig. 1 ist eine gewöhnliche oben geschlossene Gas- 

 röhre von 10 — 11 Millimeter 2) innerem Durchmesser, oben 

 mil einer messingenen Fassung versehen, welche an den 

 im rechten Winkel von dem eisernen Stabe ß abgeh-^nden 

 Arm durch Anstecken befestigt werden kann. Auf dem 

 eisernen Stabe befindet sich eine Millimeterskale, deren o 

 die Spitze ist, welche beim Gebrauche auf die Oberfläche 

 des Quecksilbers einer kleinen pneumalis«:hen Wanne ein- 

 gestellt wird. An ihrem untern Ende trägt die Gasröhre 



1) icli führe die Versuche an von Du long: und Petit über die 

 Ausdehnuni;' des Ghises (Ann. de Ciiim. et de Fhys. V'il. 138}, von 

 Rudbcrg über die Ausdehnung: der Luft (Poga;. Ann. XLl. 271), von 

 Kopp über diejenige verschiedener Körper (Jahrcsb. von Liebig und 

 Kopp für 185L S. 53). 



2) Die hier angegebenen Masse beziehen sich auf einige unten zu be- 

 schreibende Anwendungen und Ivönnten nach Belieben abgeändert wer- 

 den. SäjJinitliche hier niitgetheiltc Abbildungen (mit Ausnahme von Fig. 4) 

 stellen den Apparat in halber natürlicher Grösse (Linear- Ausdehnung} 

 dar. 



