^ 227 - 



einon eisernen Hahnen, dessen Durchbohrung etwa 2 Mil- 

 limeter beträgt. Derselbe rauss sorgfältig eingeschliffen 

 sein, damit, wenn die Röhre sich ausserhalb des Queck- 

 silbers beündet, keine Luft von aussen eindringen kann. 

 Der die Skale tragende eiserne Stab könnte auf der Queck 

 silberwanne für ein und alle Male befestigt sein ; es ist 

 indessen zuweilen bequem, ihn auf- und abwärts zu ver- 

 schieben. Dieses geschieht mittelst des kleines Armes 6, 

 der sich in einem in dem auf der Wanne befestigten Stän- 

 der c angebrachten Schlitz auf- und niederschieben lässt 

 und an beliebiger Stelle durch die Schraube d festgestellt 

 wird. Man sieht leicht ein, dass bei dieser Aufstellung 

 das im Apparate enthaltene Gas sich unter einem Drucke 

 befindet, der um die Höhe der innern Quecksilbersäule 

 geringer ist, als ihn das Barometer gleichzeitig angiebt. 

 Um diese Höhe genau zu bestimmen, dient ein kleiner, 

 nach der Röhre und daneben befindlichen Skale gekrümm- 

 ter Blechstreifen e, den man durch Verschieben auf die 

 Quecksilberkuppe in der Röhre einstellt, wie solches bei 

 den meisten Barometern geschieht. 



Zur Bestimmung der Temperaiur dient eine der Gas- 

 rohre ganz gleiche, zu beiden Seiten offene Röhre, welche 

 in einem kleinen viereckigen Kasten mit Glaswänden so 

 eingesetzt ist, dass sie, wenn dieser Kasten über den Queck- 

 silberapparat gestellt wird , neben der Gasröhre in das 

 Quecksilber eintaucht. In diese Röhre wird mittelst eines 

 Korkes ein sehr empfindliches Thermometer, welches Vio 

 Grad direct angiebt, so befestigt, dass dessen Gefass un- 

 gefähr in die Mitte zu hängen kommt. Man darf wohl 

 annehmen, dass bei dieser Einrichtung die beobachtete 

 Temperatur diejenige des unter ganz gleichen Umständen 

 in der daneben befindlichen Gasröhre enthaltenen Gases 

 sein werde. Es ist kaum nöthig zu bemerken, dass der 



