— 228 — 



hcidc Uöhrcn einschlicsscndc (ilaskaslen dio HopliQimung 

 hat, die Tcmporalurstörungen von aussen abzuhalten. 



Um nun das Gas in das Instrument hineinzubringen, 

 welclies auf die gewöhnliche Art nicht gut möglich wäre, 

 verfährt man folgendermassen. Das Gas wird über Was- 

 ser oder Quecksilber auf gewöhnliche Art in ein kleines 

 kugcilörmiges Kölbchen aufgefasst. Dieses bringt man, 

 die Oeffnung mit dem Finger verschlosi-en, in die Queck- 

 siiberwaune und taucht es so weit ein, dass die von der 

 unter der Wanne befindlichen, mit Quecksilber gefüllten 

 Kugel E aufsteigende Spitze p Hg. 1 den Boden des Kölb- 

 chens berührt. Alsdann wird die Röhre t in die Lage l' 

 gebogen und der Hahn r geöfinet. Es ist klar, dass das 

 aus dem Gefäss E ausßiessende Quecksilber durch das 

 aus dem Kölbchen einströmende Gas ersetzt wird. Die 

 Spitze p, durch welche das Gas einströmt, muss, wenig- 

 stens ganz am Ende, capillar sein. Es ist daher zweck- 

 mässig, sie aus Eisen anzufertigen und in die Kugel E 

 festzukitten. Durcli geringe üebung wird man sehr bald 

 dazu gelangen, das Gas bis auf das letzte Bläschen in deu 

 Apparat zu bringen. 



Urn n\m das Gas aus der Kugel E in die Messröhrc 

 zu bringen, wird der Hahn r geschlo!*sen , die Röhre t 

 wieder senkrecht gestellt, mit Quecksilber gefüllt und die 

 Me^sröhre eben so wie früher das Kölbchen über die 

 Spitze p gesteckt, so dass diese durch die Oeffnung des 

 Hahnen in das Instrument hinaufreicht ^). Oeffnet man 

 nun vorsichtig den Hahnen r , so wird das eindringende 

 Quecksilber das Gas in die Röhre hinaufdrängen. 



•^3 Üas Füllen der Messröhre mit Quecksilber geschielit durcli Ein^ 

 Jiicsscii desselben mittelst eines langen Trichters, dessen Röhro durch 

 die üelFnung des Halmen gesteckt wird und bis auf den Boden der 

 Rohre herabreicht. Hiedurch wird verhütet, dass Luftbläschen an den 

 Wandungen der Röhre hängen bleiben. 



