— 229 - 



Noch isl /u bemerken, dass die beiden kleinen Küj,n'l- 

 chen und die dazwischen belindliche Einschnürung den 

 Zweck haben, äussere Luft, die sich etwa durch den Hahnen 

 eingedrängt haben könnte, von der Kugel E zurückzu- 

 halten. 



Hat man mit mehrern Gasen zu arbeiten, wie z. B. 

 bei eudiomclrischen Versuchen, so isl es eine Erleichte- 

 terung, den Apparat mit 2 Kugeln E zu versehen, die eine 

 für das zu untersuchende Gas, die andere für Wasserstoff- 

 oder Sauerstoffgas. Man giebt' alsdann der Quecksilber- 

 wanne die in Fig. 4 im Grundriss dargestellte Form ^). 



Um nun die Menge des Gases zu bestimmen, wird 

 nun die Messröhre mit geöffnetem Hahn aufgestellt, wie 

 in Fig. 1 abgebildet ist, mit dem Kasten bedeckt und so 

 lange abgewartet, bis man annehmen darf, dass die Tem- 

 peratur des Apparates im Gleichgewicht sei. 10 — 15 Mi- 

 nuten smd bei dieser Einrichtung jedenfalls hinreichend. 

 Man beobachtet nun die Temperatur, und schliessl den 

 Hahnen bevor man den Kasten wegnimmt. Um dieses mög- 

 lich zu machen, ist derselbe so verlängert, dass er ausser- 

 halb des Kastens hinausreicht und durch Drehen mit einem 

 eingesteckten eisernen Stift geöffnet und geschlossen wer- 

 den kann. Fig. 2 und 4 zeigen diese Einrichtung. — 

 Hierauf wird der Kasten abgenommen und die Höhe der 

 Innern Quecksilbersäule mit einer Lupe auf Yio Millimeter 

 abgelesen. Es ist klar, dass, da der Hahn bereits geschlos- 

 sen ist, die Annäherung des Beobachters keinen Einfluss 

 mehr auf das Gasvolumen hat. 



Endlich wird die Messröhre von der Skale und der 

 Quecksilberwanne gelrennt und gewogen. 



4) A\ sind die beiden Gasgcfässe, B der Glaskasten mit den cin- 

 <?cschlüssenen Rölsrcn (\ und D, Fig. 1). 



