— 230 - 



Ehe ich die Formel zur dednilivcn Berechnung des 

 Gasvolumens mittheile, muss ich noch auf zwei Umstände 

 aufmerksam machen. 



Es ist hinlänglich bekannt, dass, um das Volumen eines 

 Gases genau zu bestimmen, unter zwei Umständen, in denen 

 es sich befinden kann , gewählt werden muss. Es muss 

 nämiich dasselbe entweder vollkommen trocken oder voll- 

 kommen mit Wasserdampf gesättigt sein. Die erslere Be- 

 dingung wird durch eingeführte austrocknende Substanzen 

 erlangt. In unserm Apparate kann man sich hiezu eines 

 etwas starken Platin- (oder Eisen-) drahtes bedienen, des- 

 sen eingeführtes Ende etwa V2 Zoll lang mit angeschmol- 

 zenem ('hlorcalcium überzogen ist, und zwar zu einer 

 solchen Dicke, dass er noch bequem durch den Hahnen 

 eingebracht werden kann. 



Diese Methode ist jedoch wenig zu empfehlen. Sie 

 erfordert viel Zeit, und die Austrocknung bleibt immer 

 ungewiss. Es ist daher besser, sich der entgegengesetz- 

 ten zu bedienen. Zu diesem Ende befeuchtet man die 

 Bohre auf ihrer Innern Fläche mit Wasser, am besten mit 

 Hülfe eines feuchten Pinsels, ehe man sie mit Quecksil- 

 ber füllt. Es darf jedoch nicht so viel Wasser hineinge- 

 bracht werden, dass nach Einbringen des Gases die Über- 

 fläche des Quecksilbers sichtlich benässt erscheint. Wir 

 werden sogleich zeigen, wie bei der Berechnung dieser 

 Feuchtigkeit Bechnung getragen wird. 



Eine zweite Correclion bezieht sich auf die Krüm- 

 mung der Quecksllberoberdäche in der Messröhre oder 

 die sogenannte Depression des Quecksilbers. Dieselbe 

 hätte auf die Höhe der innern Quecksilbersäule, mithin 

 auf den Druck, unter welchem sich das Gas befindet, Ein- 

 lluss. Man corrigirl diesen Fehler nach den in jedem 

 Handbuche der Physik enthaltenen Depressionstabellen, 



