~ 231 — 



indem man dvn Durchmesser seiner Köhre berück- 

 sichtigt. 



Die Formel zur Berechnung des Volumens aus den 

 durch die Heobachtung gegebenen Werthen ist nun fol- 

 gende : 



q sei das Gewicht von Quecksilber, welches die Mess- 

 röhre bei 0^ fasst; 

 q' dasjenige des Quecksilbers, welches nach Einführung 



des Gases in der Röhre bleibt; 

 d. die Capillardepression dos Quecksilbers, dem Durch- 

 messer der Röhre entsprechend; 

 t. die Temperatur, die das im Instrument angebrachte 



Thermometer angiebt ; ^) 

 ß. Barometerstand ; 



b. Höhe der innern Quecksilbersäule über der Ober- 

 fläche in der Wanne; 

 T. Spannkraft des Wasserdampfes bei l. 

 so ist das Volumen des Gases bei 0*^ und 760 Millimeter 

 Druck : 



V _ [q-q^(1 +0,00018 t)](BH-d—b—T) (1-1-0,00018 1) 



760(1 -h0,003665t) 



Um den Gebrauch dieses Apparates einzuüben, ist 

 aozurathen, zuerst die nämliche Gasmasse unter verschie- 

 denem Drucke und bei verschiedenen Temperaturen zu 

 bestimmen. Man wird sehr bald dazu gelangen , VVerthe 

 zu erhalten, die kaum um Viooo abweichen. 



^) Zur Vereinfachung: nehmen wir an, diejenige des Barometers sei 

 die nämliche. Wollte man dieses nicht zugeben , so nnisstc für das- 

 selbe eine eigene Correction gemacht werden. Da der Unterschied im- 

 mer nur wenige Grade betragen kann, so darf diese Abkürzung wohl 

 stattfinden. 



