- 232 — 



Heisondere Anuenduiigeii des oben bescliriebeneii 



Verfahrens. 



1. Aiiweiicliiiig auf llölieiiiuessung. 



Zur Bestimmung von Berghöhen wird, wie allgemein 

 bekannt ist, das Barometer angewandt. Wir wollen sehen, 

 wie dieses Instrument durch unsere Messungsmelhode 

 ersetzt werden kann. 



Es sei wiederum q die Menge von Quecksilber, welche 

 unser Instrument bei 0"^ fassen kann. Es werde auf einer 

 zu messenden höhern Station mit feuchter Luft gefüllt, 

 bei einer genau beobachteten Temperatur verschlossen 

 und auf eine untere Station gebracht, daselbst nach Ein- 

 tauchen in die Quecksilberwanne der Hahn geöffnet, so 

 wird das Quecksilber nach Massgabe der Verschiedenheit 

 des an beiden Stationen vorhandenen Luftdruckes foder 

 Barometerstandes) mehr oder weniger in die Höhe stei- 

 gen. Es ist somit leicht aus der Vergleichung der beiden 

 Gasvolumen das Verhältniss des Luftdruckes (oder Baro- 

 meterstandes) auf der obern Station zu demjenigen auf 

 der untern zu bestimmen. 



Es sei nämlich das Volumen der von der obern Sta- 

 tion mitgebrachten und auf der untern Station bei B 

 Barometerstand und t Temperatur bestimmten Luft = 

 _ [q—q11H-0,00Q18t)](B + d—b—T) (1 + 0.00018 1) g, 

 ~ B (1 + 0,003665 1) ' 



B' der gesuchte Barometerstand auf der obern Station, 

 V der Rauminhalt des Gefässes, in Volum-Einheiten von 

 Quecksilbergrammen bei ausgedrückt, so ist 



6) In dieser Formel ist die Correktur für die Ausdehnung des 

 Glases vernachlässigt. Dieselbe beträgt nach Rudberg (t+0,00002285 t), 

 nach Dulong und Petit (1-1-0,00002586 t). Sie müsste als Factor in 

 den Divisor gesetzt werden. 



