~ 233 - 



H : H' = V : v 



und 



li V 

 B' =: — — - 

 V 



Wenn, wie ich wohl glaube annehmen zu dürfen, un- 

 sere Messungsmelhode auf wenigstens Vioüo genau ist, so 

 ist einleuchtend, dass auf diesem Wege eine Genauigkeit 

 erreicht wird, die einem unmittelbar beobachteten Baro- 

 meter (mit allen etwaigen Fehlern) auf 0,760 Millimeter 

 gleich käme. 



Um nun auf verschiedenen Stationen Luft zu sammeln, 

 sind Röhren mit Hahnen abgeschlossen wenig geeignet. 

 Besser wäre es, sich kleiner Kölbchen, ungefähr wie die 

 oben beschriebenen, doch mit etwas engerm und dickerm, 

 oben gut abgeschliffenem Halse zu bedienen. Dieselben 

 müssien ungefähr 150 — 160 Grammen Quecksilber fassen. 

 Ihre Capacität würde durch Abwägung von Quecksilber 

 genau bestimmt und die Kölbchen mit Nummern bezeich- 

 net. Um sie auf der Station mit Luft zu füllen, würde 

 man sie innerlich leicht befeuchtet in eine hölzerne Kapsel 

 einsetzen, so dass der Hals durch den obern Deckelboden 

 hindurchgesteckt und das Kölbchen durch einen Kork von 

 unten festgepresst würde. In eine ähnliche Kapsel würde 

 das Thermometer eingesetzt. Sobald man die Temperatur 

 als richtig annehmen zu dürfen glaubt, würde man das 

 Kölbchen durch ein kleines Glasplättchen schliessen, welches 

 mit schon zuvor umgelegtem Kitt '^j schnell und ohne den 

 Apparat viel zu berühren, vollkommen luftdicht gemacht 

 werden könnte ^). 



") Ein bequemer Kitt zu solchen Zwecken ist Mennige und Blei- 

 weiss ÄU gleichen Theilen, mit einer Mischung aus 1 Teipenihin (nicht 

 Terpenthinöl) und 2 Olivenöl angeknetet. 



8) Eine Abänderung dieses Verfahrens s. am Schlüsse dieses Auf- 

 satzes. 



