— 234 — 



Der Grundsatz dieser hypsometrischen Methode wurde 

 schon vor vielen Jahren von P r echtl ^j angegeben, scheint 

 jedoch nie in Anwendung gebracht worden zu sein. Prechll 

 bediente sich ausgezogener Röhren, die er mit Siegellack 

 verschloss; auf der untern Station wurden die Spitzen 

 unter Quecksilber abgebrochen, die Röhren so weit ein- 

 gesenkt, dass das äussere und innere Quecksilber-Niveau 

 gleich standen, hierauf das aufgestiegene Quecksilber g«;- 

 wogen. Man sieht leicht ein, dass auf diesem Wege 

 schwerlich befriedigende Resultate erhalten würden. 



Z, Anwendung auf Analyse. 



Zur Analyse von Gasen werden vorzüglich zwei Me- 

 thoden angewandt, entweder diejenige durch Absorption, 

 oder diejenige durch Verbrennung im Eudiometer, Un- 

 sere Methode ist zu beiden anwendbar. 



Will man ein in der Röhre gemessenes Gas einer 

 absorbirenden Substanz aussetzen, so kann solches ge- 

 schehen, indem man das Absorptionsmittel auf die Art 

 anwendet, wie es oben bei dem Austrocknen angegeben 

 wurde. Hatte man z. R. Kohlensäure zu absorbiren, so 

 würde ein mit geschmolzenem Aetzkali überzogener Eisen- 

 oder Platindraht durch den Hahn in das Gas hinaufge- 

 führt. 



Um das Gas mit einem andern Gase eudiometrisch 

 zu verbrennen, wird die Messröhre in ein Eudiometer 

 umgeändert, indem man an ihrem obern Theile zwei Pla- 

 tindrähte auf die gewöhnliche Art einschmelzt. Da diese 

 Drähte bei allen andern Messungen nicht hindern, so ist 

 es zweckmässig, dem Instrumente jedenfalls diese Ein- 

 richtung zu geben i*^'). Die Manipulation bedarf wohl kei- 



9} Jahrbücher des polytcchn. Instituts zu Wien. IV. *484. 290. 

 10) M. s. Fig. 2. 



