— 235 — 



ner vvoilcrn neschrcibung. Nur rauss ich em[)tVhlen, wäh- 

 rend der Delonation, welche bei geschlossenem Hahnen 

 {geschieht, die Röhre bis auf den Boden der Quecksilber- 

 wanne einzusenken, welches die schon oben angedeutete 

 Versrhicbbarkeit des eisernen Stabes B erlaubt. Taucht 

 sie nämlich nur wenig in das Quecksilber ein, so geschieht 

 t'S ofi , iiass unmittelbar nach der Detonation Luftblasen 

 durch das Quecksilber aufsteigen. Diese sind atmosphä- 

 rische Luft, welche durch die Verdünnung der innern 

 Gase mit grosser Kraft von aussen der eisernen Fassung 

 des Instrumentes entlang, da das Quecksilber das Eisen 

 nicht benässt, eingesogen wird, und selbst durch den ver- 

 schlossenen Hahnen, der zwar quecksilberdiciit aber nicht 

 gegen «inen luflverdünnten Raum luftdicht ist, durch- 

 dringt. 



Endlich ist noch zu bemerken; dass bei allen Ver- 

 suchen, wo man nach und nach mehrere Gasportionen in 

 das Instrument zu bringen hat, nicht versäumt werden 

 darf, nach jeder Wägung, ehe man die Röhre wieder in 

 die Quecksilberwanne bringt, den Raum unterhalb des 

 Hahnen mit Quecksilber zu füllen, welches einfach nach 

 Umkehren des Instrumentes durch Eingiessen geschieht. 



Bei eudiometrischen Versuchen durch Verbrennung 

 hat man nicht nöthig das absolute V^olumen der Gase zu 

 kennen. Es kann somit die Formel dadurch vereinfacht 

 werden, dass man den Factor B im jfivisor, da er bei 

 allen drei Bestimmungen wiederkehren würde, weglässL 

 Man hätte als 



_ [q-q^(l + 0,00Q18t)] (B + d— b -T)(l + 0,0QQ18t) 



"~ 1+0,003665 1 



Nur bei solchen Versuchen, während welchen B merk- 

 lich ändern könnte, dürfte dieses nicht geschehen. 



