— 236 — 



Einige Versuche dieser Art mit atQiospharischer Lull 

 gaben folgende Volumprocentc an Sauerstoff : 



21,004 

 21,081 

 20,932 

 21,030 

 20,960 

 20,907 



Mittel 20,986 



Das angewandte Wasserstoffgas war durch Auflösen 

 von Zink in verdünnter Schwefelsäure bereitet und durch 

 Kalilauge gereinigt. Man versäume nie viel Wasserstoff- 

 gas, wenigstens 1 Liter, zu verlieren, ehe man anfängt 

 es aufzufassen. 



Das hier beschriebene Verfahren ist, wie man sieht, 

 von der in neuerer Zeit von Bunsen verbesserten eu- 

 diometrischen Methode im Wesentlichen nur dadurch ver- 

 schieden, dass die directe Messung der Gase durch Wä- 

 gung ersetzt ist. Der Vorzug, den es darzubieten scheint, 

 liegt einerseits in dem Umstände, dass die Graduation der 

 Röhre, folghch auch die mit dieser verbundenen Fehler- 

 quelle, beseitigt ist, andrerseits darin, dass der Fehler, 

 den man beim Ablesen des Quecksilberstandes begeht, 

 nicht direct auf das Gasvolumen, sondern nur auf denWerth 

 von b (s. die Formel) Einfluss hat und daher das Resultat 

 verhältnissmässig sehr unbedeutend beschlägt. Freilich 

 wird eine Operation mehr, nämlich die Abwägung, erfor- 

 dert, welches jedoch eine geringe Mühe ist. 



In der neuesten Zeit wurde von Regnault und 

 Reiset ^ine neue eudiometrische Methode beschrieben. 

 Bei dieser werden die Gase bei einem constanten Volu- 

 men, welches durch Messung eingestellt wird, behandelt 

 und ihre Menge aus einer mit denselben manometrisch 



