— 238 - 



3. Die Messung der innern Flüssigkeitssaulc (b) fallt 

 gänzlich weg, da man die Röhre vor dem Schliesscn 

 des Hahnen so einsenken kann, dass die Oberflächen 

 beider Flüssigkeilen hinlänglich übereinstimmen. 

 Die Werthe b und d fallen daher aus der Formel 

 gänzlich weg. Diese reducirt sich, wenn man z. B. 

 bei lö*^ C arbeitet, bei absoluten Besticnmungen auf 

 0^ und 760 Mill. Barometerstand auf folgenden 

 Ausdruck 



V — q-q' + 1,00072 



~" 801,724 



wobei q' durch die von Hallström gefundene Ausdeh- 

 nung des Wassers bei 15" corrigirt ist ^^j, der Nenner 

 dagegen aus 760 X 1 4- 0,003665 X 15 entstand. 



Bei relativen Bestimmungen, z. B. bei eudiometrischen 

 Versuchen, wird, vorausgesetzt dass der Barometersland 

 nicht merklich sich verändert und dass q ebenfalls bei 15^ 

 bestimmt worden war, die Formel noch einfacher, nämlich 



V = q-q' 



Die Anwendung dieser Methode erfordert die Abän- 

 derung der Messröhre, dass ein viel grösserer (messin- 

 gener) Hahn angebracht werde, dessen Durchbohrung 

 ungefähr 8 Millimeter betrage, damit die Gase auf die 

 gewöhnliche Art mittelst eines umgekehrten Trichters in 

 das Instrument gebracht werden können. Dagegen fällt 

 der Messapparat so wie auch der Wärmekasten gänzlich 



weg. 



Es darf kaum bemerkt werden, dass diese Abände- 

 rung voraussetzt, dass man mit Gasarten zu thun habe, die 

 nicht merklich vom Wasser absorbirl werden. Da dieses 

 nun im strengen Sinne bei keiner der Fall ist, so wird 

 sie immerhin nur eine beschränkte Anwendung Hnden. 



IQ Nach Despretz wäre die Correction 1,0008751. 



