— 239 — 



Bei Analysen der atmosphärischen Luft erhält man ziem- 

 lich genaue Resultate, die selten viel übei- Vioou abweichen. 

 Am ersten dürfte dieses Verfahren zu der oben beschrie- 

 benen hypsometrischen Methode sich eignen. Da man hie- 

 bei gar keiner Umfüllung des auf der obern Station ge- 

 fassten Gases in den Messapparat bedarf, so reducirt sich 

 die ganze Beobachtung auf folgende höchst einfache Ma- 

 nipulation. 



Man taucht ein mit engem Halse versehenes cylindri- 

 sches Fläschchen, Fig. 5, ungefähr von der Grösse der 

 oben beschriebenen Messröhre des Quecksilber -Instru- 

 mentes, dessen Rauminhalt durch Abwägen von Wasser 

 von 15^' C. genau bekannt ist, zugleich mit dem Thermo- 

 meter in ein mit Wasser gefülltes Glas (Fig. 6), in welchem 

 es vermittelst eines durchbohrten Korkes festgehalten wird, 

 und bindet dasselbe mittelst eines zum Voraus am Halse 

 befestigten Kautschukröhrchens durch einfaches Zuschnü- 

 ! en eines Bindfadens unmittelbar überhalb der Oeffnung 

 zu, während man zu gleicher Zeit die Temperatur auf- 

 zeichnet ^2). Die Bestimmung des eingebrachten Gasvolu- 

 mens geschieht zu Hause, indem man das Fläschchen unter 

 Wasser von 15^ in umgekehrter Stellung öffnet, nach ei- 

 niger Zeit dasselbe, die Oeffnung mit dem Finger ver- 

 schlossen, herausnimmt, es äusserlich abtrocknet und 

 wiegt. 



Das Fläschchen fasse ein Gewicht Wasser = q (in 

 Grammen ausgedrückt), so bezeichnet dieses zugleich sein< 



12) Ist das Kautschukrölirchen gehörig festgebunden , so hält sich 

 das Gas, wie die Erfahrung gezeigt hat, wochenlange unverändert. 

 Man gebe dem Halse die in Fig. 6 in natürlicher Grösse gezeichnete 

 Gestalt. Die Oeffnung kann übrigens auch mit ein wenig Kitt zuge- 

 klebt werden. Wenn die Glasfläche mit Sand rauh geschliffen ist, so 

 hält fast jeder Kitt vollkommen fest. Dieser Verschluss ist vielleicht 

 dem Kautschuk vorzuziehen. 



