E. König. 



Prüfungsresultate betreffend ein elektrisches 

 Widerstandsthermometer. 



Bei vielen physikalischen Arbeiten kommt man in die Lage, 

 Temperaturmessungen vornehmen zu müssen an Orten und unter 

 Umständen, welche die Anwendung, beziehungsweise die Ab- 

 lesung vom Quecksilberthermometern kompliziert gestalten, manch- 

 mal sogar fast unmöglich machen. Das im nachfolgenden in seinen 

 Leistungen zu beschreibende Instrument gehört zur Klasse der 

 Widerstandsthermometer. Das Prinzip, die Aenderung des Widei- 

 standes eines Leiters mit der Temperatur zur Konstruktion von 

 Thermometern zu benutzen, eignet sich besonders zur Messung 

 von mittleren und niedrigen Temperaturen, aber weniger für 

 hohe, da bei hohen Temperaturwerten der spezifische Wider- 

 stand und der Temperaturcoefficient so ziemlich aller Leiter 

 leicht dauernde Veränderungen erfahren. So wird man auch bei 

 Verwendung geeigneter Materialien 600 '* C. mit Widerstands- 

 thermometern selten überschreiten; oberhalb dieser Grenze finden 

 die thermoelektrischen Pyrometer ihre Anwendung bis 1700" 

 und darüber hinaus die Strahlungspyrometer. 



Das Instrument, von dem hier die Rede sein soll, ist nach 

 dem allgemeinen Schema der Widerstandsthermometer^) in 

 nachfolgender Ausführungsform durch die Firma Hartmann 

 t^ Braun in Fi-ankfuit a./M. für die eidgenössische Eichstätte 

 hergestellt worden. 



Es besteht im wesentlichen aus einem Differentialdrehspul- 

 galvanometer in Veibindung mit einem konstanten und einem 

 variablen Widerstand. 



In dem ungleichförmigen Magnetfeld, welches durch einen 

 Dauermagneten mit cylindrischen Polschuhen und einem zen- 

 tralen Eisenkern von ovalem Querschnitt erzeugt wird, ist ein 

 System von zwei gekreuzten, fest mit einander und mit einei- 



') Elektroteclinische Zeitschiift, Heft -22. 19UG. 



Bern. Mitteil.. 1907. Nr, 16.56. 



