— 219 — 



hängt ab von der Kraftlinienverteilung im Magnetfelde und lässt 

 sich durch Variation der Form des Eisenkernes den gewünschten 

 Zwecken anpassen. 



Der Messerzeiger des Instrumentes spielt zur Vermeidung 

 der Parallaxe, wie üblich, über einem Spiegelbogen auf einer 

 Skala, welche den Messbereich von 10'' C. bis 30 ** C. umfasst. 

 mit Einteilung in -/ii>" C. Die Striche sind nicht vollkommen 

 aequidistant, die Abstände der einzelnen ^ lo Gradintervalle 

 sind, filarmikrometrisch ausgemessen, die folgenden : 



Mittlere Breite eines -/ 



Die Platinthermometer I und II, welche nacheinander ver- 

 mittelst eines mit Platinkontakten armierten Umschalters an den 

 Anzeigeapparat angelegt werden . haben 46.58 Ohm Wider- 

 stand bei 20^ C. und sind folgendermassen konstruiert. Der mir 

 Seide umsponnene Platindraht hat einen Durchmesser von 

 0.08 mm; die Länge beträgt ca. 2 m. Zur Erhöhung der Em- 

 pfindlichkeit ist zwischen die einzelnen Platindrahtwindungen der 

 spiralförmig aufgewickelten flachen Spule blanker Silberdraht 

 von 0.12 mm Durchmesser gewickelt. Die Länge des letztern 

 beträgt ebenfalls ca. 2 m. Diese flache Spule, die das eigent- 

 liche Thermometer darstellt, ist mittelst Isolierlack auf eine matt- 

 schwarze Scheibe (Durchmesser 25 mm) aufgeklebt, welche aus 

 Kupferblech von 0.05 mm Dicke angefertigt ist. Die Spirale 

 samt ihrer Umhüllung ist durch vier Stützen an einer Messing- 

 röhre von 35 cm Länge befestigt, durch deren Hohlraum, die 

 Ableitungsdrähte zu Anschlussklemmen am obern Ende der 

 Röhre führen. Diese spezielle Ausführungsform der Thermo- 

 meter wurde gewählt, um durch Auflegen der Platinspiralen auf 



