— 220 — 



Metallstäbe in Comparatoreii (neben anderweitigen Anwen- 

 dungen) schnelle Temperaturmessungen von mittlerer Genauig- 

 keit auszuführen. Es bedarf wohl keines besonderen Hinweises, 

 dass, entsprechend der Methode der Messung, die Isolation 

 sämtlicher Leitungszweige eine gute sein muss. 



Zur Prüfung der Richtigkeit des Anzeigeapparates wurden 

 die Thermometer sowohl im Flüssigkeits- (Petrol) Bad, als auch 

 im Luftbad untersucht und zwar in nachstehend beschriebener 

 Weise. 



a) Prüfung im Petrolbad. 



Der Prüfungsapparat besteht aus einem ca. 20 Liter Flüssig- 

 keit fassenden, innen verzinnten Kupferkessel von 32 cm Höhe. 

 Dieses innere Gefäss steht auf Korkunterlagen, durch einen 

 Luftraum von 3 cm getrennt in einem aussen vernickelten Kupfer- 

 gefäss von 34 cm Durchmesser. Dieser äussere Cylinder seiner- 

 seits ist von einem dicken Filzmantel umgeben und dieser 

 wiederum mit einer nach Bedarf ersetzbaren Umhüllung von 

 galvanisch vernickeltem Karton. (Bezugsquelle: Fabrik für gal- 

 vanische Metallwaren in Berlin N 39 Gerichtsstrasse 2.) Beide 

 Kupfergefässe sind durch übergreifende vernickelte Kupferdeckel 

 abgeschlossen. Die Deckel besitzen 10 korrespondierende kon- 

 zentrische Löcher von 3 cm Durchmesser, damit gleichzeitig eine 

 Anzahl Instrumente zusammen geprüft werden kann. In der 

 Höhe verstellbare runde Führungsplatten mit gleichfalls 10 kor- 

 respondierenden Oeffnungen und einem Siebboden erlauben die 

 Einstellung der zu prüfenden Instrumente in der gewünschten 

 Höhe bei stets vertikaler Lage. Die Heizung der Flüssigkeit 

 geschieht durch einen in der Axe der Gefässe zentral angeord- 

 neten cylindrischen Heizkörper von 8 cm Durchmesser und 

 36 cm Höhe, System «Electra» (Wädensweil) mit dreifacher 

 Reguherung für 400, 800, 1200 Watt Energiezufuhr (bei 120 Volt). 

 Ein vorgeschalteter Hilfsrheostat (Ruhstrat in Göttingen) ge- 

 stattet auch bei hohen Temperaturen die Stromzufuhr so zu 

 regulieren, dass gerade die Wärmeverluste durch Abkühlung 

 kompensiert werden können und so das Bad auf konstanter 

 Temperatur bleibt. Die innige Mischung der Flüssigkeit vollzieht 

 sich durch einen Luftstrom, welcher vermittelst eines Gebläses 

 durch eine den Heizkörper zentral durchsetzende Rohrleitung, 



