— 221 — 



die sich unten in (J mit zahlreichen Oeffnungen versehene 

 Röhren gabelt, aufsteigt. Bekanntlich wirkt diese Art des Um- 

 rührens der Flüssigkeit überaus energisch und die Befürchtung 

 einer Störung des Temperaturgleichgewichtes ist bei der kleinen 

 Wärmekapazität der Luft, der Erfahrung entsprechend, unbe- 

 gründet. Die ganze Vorrichtung ist auf Rollen auf einer 

 eisernen Platte gelagert und um ihre Achse drehbar. — Dieser 

 vorstehend beschriebene Apparat wurde nach Angaben des 

 Schreibenden von der Firma Elektra in Wädensweil in vor- 

 züglicher Weise hergestellt. 



b) P r ü f u n g i m Luftbad. 



Das Quecksilbernormalthermometer befand sich unmittel- 

 bar neben den elektrischen Thermometern I und II, so dass die 

 Mitte des Quecksilbergefässes in derselben Horizontalen lag wie die 

 ebenen Flächen von I und II, im Innern eines Glaskastens von 

 ()5 X 85 X 85 cm in halber Höhe desselben und im vorderen Teil, 

 während im hintern Teil, abgetrennt durch eine perforierte Scheide- 

 wand, ein elektrischer Heizwiderstand angebracht war, dessen 

 Wärme durch einen Ventilator dem Luftbad mitgeteilt wurde. 

 Sämtliche Thermometer befanden sich ausserdem vor Strahlungs- 

 einflüssen geschützt, in einem doppelmanteligen Cylinder aus 

 galvanisch vernickeltem Karton. Es war auch hier möglich, 

 durch genügend abgestufte Heizung und Variation der Touren- 

 zahl des Ventilators, ausreichendes Temperaturgleichgewicht zu 

 erhalten. 



Was die zur Kontrolle dienenden Quecksilberthermometer 

 anbelangt, so beziehen sich die Temperaturangaben auf eines 

 der Hauptnormalthermometer der eidgenössischen Eichstätte, 

 Tonnelot Nr. 4320 (verre dur), welches mit Anwendung aller Vor- 

 sichtsmassregeln eine Genauigkeit von '/looo ^ C. ermöglicht. Die 

 Art und Weise der Reduktion der Angaben desselben ergibt 

 sich aus dem nachfolgenden Beispiel, wobei bemerkt sein möge, 

 dass der Abstand der Mitte des Quecksilbergefässes bis zum 

 Nullpunkt 59 mm, die Eintauchtiefe des Thermometers in Petrol 

 220 mm betrugen, der abgelesene Barometerstand auf 0** C, 

 Normalschwere unter 45** Breite und im Niveau des Meei-es 

 reduziert ist. 



