222 



Temperatur in der H-scala 24.240" C 



Da das elekti"ische Thermoter mit unbewaffnetem Auge 

 höchstens die '' kh." C sicher abzulesen gestattet, vor allem aber, 

 weil die Konstanz der Zeigereinstellung Unsicherheiten von 

 derselben Grössenordnung aufwies, w^urde in der Folge von der 

 Benutzung des Tonnelotthermometers abgesehen und als Queck- 

 silberthermometer eines der Kontrolinormalthermometer Nr. 28969 

 der Eichstätte benutzt, das, in V'o'^ geteilt, in Bezug auf seine 

 Fehler genau nach dem Tonnelot geprüft war, und dessen 

 kleineres Quecksilbergefäss es befähigte, Temperaturänderungen 

 schneller zu folgen als das Hauptnormal mit seinem grossen 

 Quecksilberreservoir. 



Bei der Vergleichung im Luftbad erreicht das elektrische 

 ■Thermometer infolge der Wärmeentwicklung im Widerstand 

 nicht sofort seinen normalen Stand, sondern der Anschlag wächst 

 zunächst schnell, dann langsamer und erst nach einigen Minuten 

 wird der Zeigerstand ziemlich stationär, wie die folgenden be- 

 liebig herausgegriffenen zwei Beobochtungsreihen zeigen. Die in 



