— 224 — 



dass unter gleichen Bedingungen zu verschiedenen Zeiten ausge- 

 führte Beobachtungsserien Differenzen aufweisen konnten von 

 0.1 bis 0.2 Graden. Die Quecksilberthermometer dagegen wurden 

 mit einem Filarmikroskop abgelesen. 



Da die elektrischen Thermometer bei ihrer geringen Wärme- 

 kapacität dem Quecksilberthermometer um so mehr voreilten, je 

 rascher die Temperatur Variation im Luftbad sich vollzog, mussten 

 die Vergieichungen in Luft entw^eder bei während längerer Zeit 

 hindurch konstant erhaltener Temperatur erfolgen, oder aber das 

 Mittel aus Versuchsreihen, bei (in gleichen Zeitinterwallen) stei- 

 gender und sinkender Temperatur genommen werden (Tempe- 

 raturgefälle ca. Y^^''^ pi'o Minute l Beide Wege wurden einge- 

 schlagen ; überhaupt sei erwähnt, dass die hier niedergelegten 

 Bemerkungen allgemeiner Natur über das Verhalten dieser Art 

 von Instrumenten, sowie die nachfolgenden Korrektionswerte 

 für die Gradintervalle, das Resultat von 1020 Einzelvergleichungen 

 unter verschiedenen äusseren Bedingungen darstellen. Das Vor- 

 zeichen -)- bei den elektrischen Thermometern bedeutet eine 

 positive Korrektion, sie zeigen also um den angegebenen Be- 



22 „ 4-0.74,, -t 0.60 ,. 4-0.34,, -| 0.12 



