E. König. 



Mitteilung über Längenänderungen bei einer 

 Präzisionsmire. 



Am 22. November 1907 wurde der eidg. Eichstätte vom 

 eidg. hydrometrischen Bureau eine Präzisionsmire zur Messung 

 eingesandt, welche, wie die nachfolgenden Zeilen zeigen, in relativ 

 kurzer Frist anormal grosse Längenänderungen aufwies. Zum 

 bessern Verständnis ist es angezeigt, folgende Bemerkungen über 

 die Provenienz der Mire vorauszusenden. Die Messlatte wurde 

 von der Firma Kern & Cie. in Aarau im Juni 1905 fertiggestellt. 

 Sie hat eine Länge von 3 m und ist durchgehends in mm ge- 

 teilt. Sie besitzt die übliche Form des Querschnittes (vid. Fig.), 

 I ////////// /'/| der Nerf ist auf den Hauptkörper aufgeleimt und 

 mit ihm verschraubt. Das Alter des zu der Mire 



Neif verwendeten Rottannenholzes dürfte, laut Mitteilung 



der Firma Kern & Cie. mit acht Jahren nicht zu hoch ange- 

 setzt sein. Das Anstrichverfahren ging nach der Methode der 

 Landestopographie vor sich. Die Latten wurden geschliffen, 

 dann folgt als erste Behandlung ein Ripolinspachtelüberzug, der 

 nach vollständiger Erhärtung sorgfältig abgeschliffen wird ; 

 dann beginnt man mit den eigentlichen Ripolinanstrichen. Die 

 in Frage stehende Mire wurde 14 mal überstrichen ; je nach 

 dem dritten Strich wurde die Fläche wieder plan geschliffen und 

 sodann folgten noch zwei Anstriche, so dass zuletzt dei" Holz- 

 körper mit einer emailartigen Farbschicht von ^/i bis 1 mm 

 Dicke bedeckt war, einer Schicht, welche gestattet, dass die 

 Teilstriche sauber werden und dass deren Gleichheit nicht ab- 

 hängig ist von den Jahrringen des Holzes. Die Mire war wäh- 

 rend acht Monaten in Arbeit, es war also zu der Herstellung alle 

 nötige Sorgfalt angewendet worden. Als Teilung trägt sie die 

 Kopie des Normalmeters der Firma Kern, die Teilarbeit nahm 

 drei Tage in Anspruch, da per Tag gerade ein Meter kopiert 

 wurde. 



