- 227 — 



Die Mire wurde in der Folge vom eidg. hydrometrischeii 

 Bureau zur Ausstellung nach Mailand geschickt, wo sie vom Mai 

 bis Dezember 1906 blieb. Im Felde wurde sie gebraucht im 

 Kanton Tessin vom 11. bis 17. Juli 1907 und im Kanton Luzern 

 vom 10. September bis 8. Oktober 1907. In Bern wurde sie 

 sodann bis zum 22. November magaziniert in einem Räume des 

 hydrometrischen Bureau, welcher zur Zeit der Messung 90 7o 

 Feuchtigkeit aufwies. Als die Latte am 22. November der eidg. 

 Eichstätte zur Messung zugestellt wurde, befand sie sich, ab- 

 gesehen von einigen Defekten des Farbüberzuges, in tadellosem 

 Zustand. 



Die Prüfung der Latte erfolgte mit Hülfe des im Jahre 

 1907 durch die «Societe genevoise pour la Construction d'In- 

 struments de Physique et de Mecanique» neuerbauten geo- 

 dätischen 3 m Comparators der eidg. Eichstätte. Die im vor- 

 liegenden Falle zur Messung verwendeten Filarmikroskope 

 besitzen ISfache Vergrösserung, die Höhe des Schraubenganges 

 des Mikrometers beträgt 0,25 mm, ein Teilstrich der hundert- 

 teiligen Trommel entspricht einem Mikron. Die Beleuchtung 

 des Gesichtsfeldes erfolgt durch 8-voltige Osramlampen von maxi- 

 mal 8 HK Lichtstärke; die Glühlampen befinden sich in, am Mikro- 

 skopträper, in beliebiger Entfernung einstellbaren Metallkapseln, 

 die nur nach der Seite der Mikroskopobjektive freie, durch 

 Mattscheiben überdeckte, Oeffnungen besitzen. Das von den 

 Mattscheiben ausgehende Licht wird nach Passierung einer Linse 

 von einer dünnen phmparellen Glasplatte, welche unter 45^ 

 gegen die Mikroskopaxe oberhalb des Objektivs angebracht ist, 

 nach^ dem zu beleuchtenden Objekt reflektiert. In Ueberein- 

 stimmung mit den Erfahrungen anderer Institute gibt diese Be- 

 leuchtungsart besonders vorzügliche Resultate bei erstklassigen 

 Objekten mit ganz feinen Teilstrichen auf hochglanzpolierten 

 Flächen. Die je nach der Natur der Striche notwendige Va- 

 riation in der Beleuchtungsstärke wird mittelst Rheostaten im 

 Stromkreis der Beleuchtunglampen vorgenommen. 



Als Vergleichsstab diente im vorliegenden Falle ein eben- 

 falls von der «Societe Genevoise» hergestellter (1906) und im 

 internationalen Bureau für Mass und Gewicht in Sevres ge- 

 messener, durchwegs in mm eingeteilter, Stahlstab in H-form 



