— 228 — 



von 26 mm Höhe und Breite und 3 m Länge. Der Ausdehnungs- 

 coel'ficient dieses Stabes war durch das internationale Bureau im 

 Jahre 1907 vermittelst eines Hilfsstabes von 1 Meter Länge aus 

 dem gleichen Guss, durch Vergleichung mit dem Platin-Iridium 

 Etalon Nr. 13 bei 8 verschiedenen Temperaturintervallen zwischen 

 und 36 ** bestimmt worden. 



Während der durch vier Wochen hindurch fortgesetzten 

 Beobachtungen des Längenintervalles der Mire von 8 mm bis 

 2908 mm, blieb das Untersuchungsobjekt in unveränderter Lage 

 auf dem einen Stahltisch des Comparators liegen. Der Beob- 

 achtungsraum wurde während der ganzen Zeit nicht geheizt. 

 Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft, bestimmt mit einem Ass- 

 mannschen Aspirationspsyrchrometer und 2 nach ersterem Instru- 

 ment korrigierten Haarhygrometern, betrug im Mittel 40^0 

 (Max. 42,5%, Min. 37 7o). Die Mirenlänge findet sich in der 

 entsprechenden Kolonne der nachfolgenden Tabelle umgerechnet 

 auf 18 " C. unter Annahme einer Dilatation von 0.0000037 (nach 

 den Tabellen von Landolt-Börnstein 1905); der Wert dieser 

 Umrechnung mag etwas problematisch erscheinen, erleichtert 

 aber die Vergleichung der Ergebnisse der Messungen. Es be- 

 deuten also: 



1. Kolonne: Datum der Messung. 



2. ,, : Wahre Länge des Interwalls 8 mm bis 2908 mm 



bei der 



3. „ : Temperatur der Mire 



4. ,, : Länge des Mireninterwalles 8 mm bis 2908 mm 



reduziert auf 18 "C 



5. „ : verflossene Zeit in Stunden seit der letzten 



Messung 



6. „ : Abnahme der Länge der Mire (auf 2,9 m) pro 



Stunde in Mikron. 



Bemerkenswert ist die in Anbetracht der Konstruktion auf- 

 fallende Geschwindigkeit, mit der sich die Länge der Mire än- 

 derte; die Tabelle zeigt ferner, wie der Faktor der Temperatur 

 bekanntlich zurücktritt gegenüber anderweitigen Einflüssen, wie 

 vornehmlich der Feuchtigkeit der Luft, 



