98 



In dem Zeiträume von 1822 — 1857 wurden drei verschie- 

 dene Instrumente zu den Beobachtungen verwendet, u. z. vom 



1) J. 1822 — 1830 ein Gefäss- Barometer mit Messing -Scala, 



welche die Höhe der Quecksilber-Säule in Pariser 

 Zollen , Linien , und mittelst Nonius in Zehntheilen 

 der Linie gibt , die Hunderttheile der Linie wer- 

 den durch Schätzung abgelesen. 



2) Vom J. 1831 bis 1. Mai 1838 ein Heber-Barometer mit 



Messing - Scala , welche Pariser Zolle , Zehntheile 

 des Zolles, und mittelst Nonius Hunderttheile des 

 Zolles gibt, die Tausendtheile werden durch Schät- 

 zung abgelesen. 



3) Vom 1. Mai 1838 bis 1857 ein Gefäss - Barometer vom 



Mechaniker E k h a r d t in Wien , mit einer glei- 

 chen Scala, wie die des Barometers Nro. 2. 

 Dieses letztere noch im Gebrauche stehende Instrument 

 wurde im Juli 1842 von dem kön. dänischen Conferenz - Rathe 

 Hrn. H. S c h u h m a c h e r bei Gelegenheit eines Besuches der 

 Sternwarte mit seinem Normal -Barometer, (welches genau mit 

 dem Haupt -Barometer des Pariser Observatoriums verglichen 

 wurde), controlirt, und dessen Correction 



= 4- 0036 Paris. = 0-432 Paris, gefunden. 



Diese Correction hat sich bei den mehrmaligen Verglei- 

 chungen, welche Director Kr eil bei seinen Berersungen der 

 meteor. Stationen des österr, Kaiserstaates vornahm , als voll- 

 kommen richtig erwiesen , und wird bisher an alle einzelne 

 Beobachtungen unmittelbar angebracht. 



Nach der genauen Feststellung der Correction des Baro- 

 meters Nr. 3 wurden nach sorgfältiger Vergleichung der Baro- 

 meter Nr. 1 und 2 auch deren Correctionen neu ermittelt, und 

 an alle aus den Beobachtungen von 1822 bis 1842 Juh 31. 

 abgeleiteten Mittelzahlen im entsprechenden Sinne angebracht, 

 50 dass also sämmtliche dieser Untersuchung zu Grunde geleg- 



