145 



des Dampfes in Dunst über , welcher in Gestalt kleiner Kügel- 

 chen ofler Bläschen in der Luft srhwcht. Dieser Dunst muss, 

 wenn die Luft mit Dämpfen nicht gesättiget ist, wieder in 

 Dampf, jedoch langsam übergehen, theils weil die Luft der 

 Dampfbildung Widerstand leistet , theils weil Wärme erfordert 

 wird , und die Luft ein schlechter Wärmeleiter ist ; die auf 

 diese Weise vor sich gehende Dampfliildung wird der Verdam- 

 pfung an der Psychrometer -Kugel hinderlicli sein, und iiir 

 Eintrag thun. 



Ist nun in der Luft kein Wasserdunst vorhanden, so 

 wird die Dampfbildung an der Psychrometer- Kugel um so 

 schneller vor sich gehen , je weiter die Luft vom Sättigungs- 

 zustande entfernt ist ; wir erhalten also in diesem Falle durch 

 das Psychrometer eine Bestimmung der vorhandenen Dampf- 

 menge. 



Ist aber nebst den Dämpfen auch Dunst in der Luft ver- 

 breitet, so wird dieser, falls die Luft nicht gesättiget ist, tnnen 

 geringen, falls sie gesätfiget ist, gar keinen Einfluss auf das 

 Psychrometer haben. Das Psychrometer dient also 

 nicht zur genauen Messung des in der Luft vor- 

 handenen Wassergehaltes in allen Fällen, oder 

 im Allgemeinen, 



Ueberdiess sind die Feuchtigkeits- Verhältnisse der Luft 

 oft an einander nahe liegenden Orten , in verschiedenen Höhen, 

 zu derselben Zeit sehr verschieden , und grossen Aenderungen 

 unterworfen. So wie wir durch das T h e rm o m e t e r nur 

 von der localen Temperatur, so erhalten wir durch 

 das Psychrometer nur Kenntniss von der Dampf- 

 menge des unmittelbaren Beobachtungsortes 

 (und dieses, wie oben bemerkt, nicht in allen Fällen mit Ge- 

 nauigkeit), während das Barometer uns den Zustand der auf 

 einer ausgedehnten Länderstrecke befindlichen Athmosphäre 

 angibt. 



