— 227 — 



Parmi les substances dont le rapport d'absorption a été fixe pour 

 plusieurs appareils, je citerai encore l'alun de chrome. Dans la 

 région DUE — D 30 E, Vierordt a trouvé pour ce sel à laide de 

 son photomètre à fentes variables : 



A = 0,04477 



J'ai trouvé, de mon côté, pour le même sel : 



0,04466 (Appareil de Vierordt) 

 0,03076 (Appareil de Trannin) 



Ces variations sont surtout frappantes, quand on rapproche les 

 résultats que fournissent les deux spectrophomètres de Hufner, 

 avec lesquels il a été fait un si grand nombre de recherches sur 

 les matières colorantes du sang normal et pathologique. Le tableau 

 montre qu'avec le premier de ces appareils, les rapports d'absorp- 

 tion prennent des valeurs beaucoup moins élevées qu'avec le second. 



Ainsi, on peut calculer, eu partant des résultats de v. Noorden 

 et de Otto, qu'une solution d'oxyhémoglobine de chien à 4 gr. %o, 

 examinée successivement à l'aide de ces deux appareils sous une 

 épaisseur de un centimètre, donnerait les résultats que voici : (J) 



Région D32E — Do4E Région D63E — D84E 



r £o r e'o 



Appareil 1 0,17 0,75528 0,10 1,00000 



» Il 0,29 0,53191 0.19 0,71275 



On voit donc que la quantité de lumière que laisse passer, dans 

 une région spectrale donnée, une même solution colorée est pour 

 l'un des appareils de 17 %, pour l'autre de 29 % de hi Jumièi-e 

 incidente. Les écarts observés pour la plupart des autres spertro- 

 photomètres sont tout aussi considérables. 



J'ai vainement cherché dans les ouvrages et uiémoires spéciaux 

 des indications sur les causes de ces différences. Beaucoup d'auteurs 



(I) Les valeurs de so, e'o ont été calculées à l'aide de la relation fondamentale 

 c = As, dans laquelle on a remplacé c par Ogr.OOl et A par les valeurs trou- 

 vées pour Ao et A'o à l'aide de deux ai)pareils en question (voy. le tableau de 

 la page 226). Quant aux^ valeurs correspondantes de I', on les a prises diiccle- 

 ment dans la table qu'à dressée Vikrokdt et qui donne les valeurs de e pour 

 des intensités lumineuses restantes 1", variant de O/JDV) à (l.OÔl (voy. VitKORnT : 

 Die Anwendung des Spectralapparates :nr Photoiuetrie, etc.. Tiibingen, 187(i). 

 On s'est borné, pour 1', aux deux premières décimales. 



