231 



kräftige magnetische Wirkungen des elektrischen Stromes; bei vielplattigen Säulen 

 finden kräftige physiologische Wirkungen , ■/.■ D. Erschütterungen des menschlichen 

 Körpers Statt, auch gehen dabei chemische Zersetzungen gut vor sich. In den Wir^ 

 kungen grossflächiger Elemente waltet die Quantität, in jenen der Säulen die Intensität 

 des elektrischen Stromes vor. Beide Arten von Wirkungen lassen sich nicht wohl 

 mit Einem rotirenden Inductor erreichen. Die magneto ■- elektrische Maschine ist 

 daher mit zwei Inductoren versehen, Avelche leicht gegen einander ausgewechselt 

 werden können, wenn man die das Rad C umgebende Schnur nachlässt, und die Flü- 

 gelschrauben, welche die eine Hälfte des Lagers der Inductorspindel an dem Vorder- 

 theile des Gestelles halten, hinwegnimmt. 



Jeder dieser Inductoren, deren Gestalt durch die Figuren 3 bis 6 ersichtlich 

 gemacht wird, besteht aus einer eisernen Spindel ab, welche eine Platte cd von 

 weichem Eisen trägt, worauf in gleichen Abständen von dem Einfügungspuncte b 

 der Spindel in die Platte , zwei massive Cylinder e, f, gleichfalls von weichem Eisen 

 sitzen, welche zur Aufnahme der Drahtgewinde dienen. An der Spindel ab steckt 

 zunächst unter der Platte cd ein hohler Eisencylinder g, welcher durch einen unter- 

 geschobenen Holzcylinder von der Spindel isolirend getrennt ist. Unter diesem befin- 

 det sich an der Spindel ein zweiter, der Hauptform nach cylindrischer Eisenkörper h 

 Er ist mit der Spindel und daher auch mit der Platte cd in leitender Verbindung. 

 An seinem untern Rande ist ein Ausschnitt angebracht, welcher die Hälfte des Um- 

 fanges hinwegnimmt; an seinem oberen Rande befinden sich einander gegenüber zwei 

 grubenartige Tertiefungen, über deren Zweck das Folgende Aufschluss geben wird. 



Der Bequemlichkeit der Hede wegen soll der Inductor, dessen Wirkungen 

 jenen eines einzelnen grossflächigen Volta'schen Elementes entsprechen, der Qitanli- 

 täts-Induclor, und der andere, welcher zur Hervorbringung der Wirkungen einer 

 vielplattigen Volta'schen Säule dient, der Inlensilüts-Induclor heissen. 



Zwischen diesen beiden Inductoren waltet folgender Unterschied ob. 



Die zur Aufnahme der Drahtgewinde bestimmten Eisencylinder e, /"sind am 

 Quantitäts -Inductor kürzer und dicker, als am Intensitäts- Inductor; ferner sind die- 

 selben an dem ersteren mit dickerem Kupferdrahte in wenig Lagen, hingegen an dem 

 letzteren mit dünnerem Drahte in vielen liagen umgeben; auch ist der wohl mit Seide 

 besponnene Draht unmittelbar auf die Cylinder des Quantitäts -Inductors gewickelt^ 

 während er für den Intensitäts -Inductor auf hölzerne Spulen aufgetragen ist, welche 

 über die Cylinder e, /' gesteckt werden. Die Erfahrung hat gelehrt, dass die Anwen- 

 dung metallener Spulen zu diesem Behufe der Energie der Wirkungen Eintrag thut. 

 Die beiden Enden des Drahtgewindes sind das eine Ende an der Platte cd, das 

 andere an das isolirte Stück g geklemmt. Bei dem Quantiläts-Inductor besteht aber 

 jedes der die Cylinder umgebenden Drahtgewinde für sich, d. h. es ist ein Ende 

 eines jeden an die Platte cd und das andere an das Eisenstück g geheftet, während 

 bei dem Intensitäts -Inductor nur das Ende des einen Drahtgewindes an die Platte 



