— 181 — 
Tischboden sind theils zur raschen Aufiindung kleiner hellfarbiger Objecte, theils wegen Ver- 
minderung, der Lichtreflexion schwarz angestrichen und des,Preises halber statt im Holze polirt, 
blofs lackirt. Zu’ beiden Seiten des Tisches befinden sich Gehänge zum Hin- und Hertragen 
desselben. Die Stempel müssen fest und etwas breit sein, um das Schwanken des Tisches zu 
verhüten; dabei läfst er sich sehr schön und geschmackvoll zu einem Preise von 8-10 Thalern 
anfertigen. An der Rückseite des Tisches, an welcher die Leisten der Tischplatte etwas vor- 
springen, befinden sich zwei einfache Hacken, in welche diejenige Tischplatte, welche nicht 
benutzt: wird, ohne Raumbehinderung eingehängt wird. Figur i gibt eine Darstellung dieser 
Hängevorrichtung: 
Bei der Benutzung des Tisches zum mikroskopischen Zeichnen wird nun das Object auf den 
Objeetträger gebracht, mit den bekannten Oberhäuser’schen Klammern befestigt und der opti- 
sche‘ Apparat, vor Einsetzung des Mikroskops in den Tisch, so eingestellt, dafs ein klares Bild 
erscheint. — Sodann nimmt man, was wesentlich ist, das Ocular hinweg , schiebt in den obern 
Theil der Mikroskopröhre, so weit dieselbe nicht geschwärzt ist, ein Rohr von mattem 
schwarzem Papier ein, das man jedes Mal zusammenrollt und bei Einschiebung etwas auseinan- 
derschnellen läfst, so dafs es den Tubus des Mikroskops ‚genau ausfüllt und etwas über den 
obern. Rand «desselben hervorragt. Dann stellt man das Mikroskop auf den beweglichen Tisch- 
boden; setzt von oben her ein 4—5‘’ weites, innen schwarzes ausziehbares Rohr von Pappdeckel 
mittels genau anpassender Oeflnung auf die Mikroskopröhre, indem dasselbe vorher oder zu- 
gleich durch die Oeffnung des Querbrettchens im hohlen Raum unter der Tischplatte durchge- 
führt wird, legt sodann die Tischplatte oben auf und stellt das ausziehbare Rohr so, dafs es 
genau oben wider die untere Fläche der Tischplatte anstölst. Zweckmäfsig ist es, eine Kreis- 
rinne hier einschneiden zu lassen, in welche der Rand des Rohrs hineinpafst und wodurch 
dieses letztere fester steht. Nun legt man eine recht reine Glastafel, über welche Pauspapier 
mittelst Befeuchtung und Bestreichen der Ränder mit arabischem Gummi glatt aufgespannt wor- 
den auf die Oeflnung und stellt den wo möglich grofsen Spiegel des Mikroskops so, dafs die 
ganze runde Papierfläche über der Oeffnung hell erleuchtet wird. Dann schiebt man das etwa 
noch nicht in der gehörigen Stellung befindliche Object in die Mitte des Feldes und richtet 
unten die Einstellungsschraube so lange, bis das Bild des Gegenstandes schön und klar hervor- 
tritt. Das Nachfahren des Rifses geschieht dann am Besten mit einer feinen Stahlfeder und ge- 
wöhnlicher guter Dinte. — Man kann auch das Bild zum schärferen Erkennen des Umrisses 
sehr zweckmäfsig noch mit einer schwachen Loupe besehen. 
In dieser Weise lassen sich nun alle durchsichtigen Gegenstände genau, von halbdurchsich- 
igen (z. B. Krystallen) die Ränder und schattigen Flächen und von ganz opacen mindestens 
die Ränder genau erkennen und nachzeichnen. Von sehr durchsichtigen und mit nicht gar zu 
zarten Contouren versehenen Gegenständen können die gelungensten Bilder gewonnen werden 
und lassen sich, wenigstens beimSonnenlichte, die stärksten Linsencombinationen dabei anwenden. 
Wie bei allen Einrichtungen der Art bedarf es indefs einiger eigenen Erfahrung und Uebung 
und es würde nutzlos und zeitraubend sein, hier die kleinen Vorrichtungen anzuführen, die für 
den einen oder andern Fall am zweckdienlichsten sind. — Eine der wichtigsten Bedingungen 
