u. s. w. zum Magnetismus, unter Anstellung einiger hierauf sich beziehenden Versuche mit 
einem vom Mechanikus Efter aus Bonn der Section vorgelesten kräftigen Electromagneten *). 
Herr Professor Dr. Müller sprach hierauf über einen sehr einfachen Apparat zur Darstellung 
der Grundgesetze der Brechung der Lichtstrahlen; eine ähnliche demselben Zwecke entspre- 
chende Vorrichtung theilte Herr Dr. Greifs mit. 
Herr Oberlehrer Heis zeigte das der Section eingesandte Modell eines von Herrn Professor 
von Boguslawski, Director der Sternwarte zu Breslau, erfundenen astronomischen Reise-Univer- 
salstativs vor und erläuterte an demselben die Einrichtung und den Zweck. Dieses Universal- 
stativ gestaltet mit einem und demselben Fernrohre und von einem einzigen unveränderten 
Standpunkte aus die Beobachtungen eines Culminatoriums, eines drehbaren Passage-Instruments 
oder eines Theolithen und Nivellir-Instruments und endlich, sobald man will, auch die eines 
Aequatorials. Beiliegende Tafel VI zeigt die Abbildung dieser höchst zweckmäfsigen, in der 
Ausführung äufserst wenig kostspieligen Vorrichtung in seinen einzelnen Theilen. 
Weil alle Längen-Dimensionen an diesem Stative von der Länge des Fernrohrs (1) ab- 
hängig sind, so ist diese letztere als Mafsstab (Einheit) für jene zu Grunde gelegt, und hiezu 
in zwölf Theile getheilt worden. 
Der Fufsrahmen (2) (dessen angemessene Stärke der Mechanikus bei der Ausführung zu 
beurtheilen hat) hat die Gestalt eines Quadranten, dessen Radius wie z. B. der mittlere EW 
eine halbe Fernrohrs-Länge mifst, und ‘/, der Länge EW von W und E enifernt zwei Trage- 
Schienen trägt, deren jede hinwiederum eine der beiden unter (3) abgebildeten Stützen oder 
Azenträger zu tragen erhält, welche von der rhombischen Oeffnung R bis zu der Fufsschraube 
U u u ebenfalls wieder die halbe Länge des Fernrohrs zur Höhe haben müssen. Jeder dersel- 
ben wird durch drei Anzieheschrauben U mit dem Fufsrahmen, zuvörderst mit dessen Trage- 
schienen verbunden. 
Der erforderliche Abstand der beiden Axpfannen über der rhombischen Oeffnung R wird 
weiter unten in Betrachtung gezogen werden. 
Diese Arpfannen P P der beiden Stützen sind zur Auflagerung der Axe zum Umlegen () 
bestimmt, so dafs die cylindrischen Zapfen, welche aufsen dicht vor den Axpfannen (oder 
Zapfen) hervorragen, die Libelle (5) zum Nivellement der genannten Axe (A) noch aufnehmen 
können, und dann nach aufsen hin in zwei senkrecht mit ihnen fest verbundenen Schienen 
endigen. Die Länge dieser beiden Schienen wird bedingt durch das Gewicht des Fernrohrs (1), 
durch das des Kreises (6) und durch den gewählten Durchmesser des letzteren. 
Damit die beiden obengenannten, auf der Tafel mit (3) bezeichneten Tragestützen oben und 
unten in der gehörigen Weite auseinandergehalten werden, sind drei Riegel (7, 8, 9 er- 
forderlich. 
Da der obere Riegel (7) und der mittlere (8) eventualiter weiterhin dazu dienen sollen, einer 
langen cylindrischen Axe den Durchgang durch ihre Mitte zu gestatten, so mufs diese Mitte bei 
beiden sogleich von Hause aus die dazu erforderliche Stärke erhalten. 
*) Der Preis des zweckmässig eingerichteten Apparates ist 45 Thlr, 
48 
