ar 
tung der Axe (A) sich verschieben lassen, das vollständige Gleichgewicht der Fernrohrseite mit 
der Kreisseite zu bewirken. 
In ihre Axlager P P wieder eingelegt, kann dann ihre Horizontalität durch die Libelle (5) 
vollständig in beiden Lagen geprüft und die gefundenen Fehler nach Erfordern mittelst der 
drei Fufsschrauben corrigirt werden. Auch wird bei öfterer Vornahme des Nivellements weiter- 
hin auch wohl immer eine kleine Verschiedenheit in der Dicke der Axpfannen gefunden, deren 
geringer Betrag man indessen doch nicht gern verabsäumt durch eine kleine Corrections- 
Rechnung bei jeder Beobachtung zu berücksichtigen. Zuletzt wird, und so oft es erforderlich 
scheint, die Richtung der Axe (A) von Ost nach West d. i. die Orientirung der Fufsplatte (2) 
überhaupt durch Beobachtung zweier dazu geeigneter Sterne auf.die bekannte Weise untersucht, 
um den gefundenen Azimutalfehler entweder mittelst der Schraube an der Fufsplatte «sd mög- 
lichst zu entfernen, oder, wenn er nur geringfügig gefunden wurde bei den Beobachtungsre- 
sultaten durch Anbringung einer numerischen Correktion zu beseitigen. 
Es darf hier nicht erst weiter erwähnt werden, dafs auch die übrigen kleinen Correktionen, 
welche jeder beobachtete Durchgang durch den Meridian erfordert, bei diesem Culminatorium 
gehörig ermittelt werden können : die des Collimationsfehlers und die Reduction der Seiten- 
fäden auf den Mittelfaden in bekannter Weise aus Beobachtungen eines Circumpolarsternes, 
die Correktion der nicht ganz senkrechten Bewegung. des Fernrohrs durch beständige Anwen- 
dung der Libelle. 
Wer nichts weiter, als ein Culminatorium, ein Passage-Instrument im Meridian, verlangt, 
wie z. B. unter Andern das Bedürfnifs der Chronometer-Verfertiger, wird dasselbe durch die 
Einrichtung bis hieher schon vollkommen befriedigt finden, ja es wird eine nur beiläufige 
Zeitbestimmung mittelst der Sonne auch schon dann hiemit erlangt werden, wenn statt des 
Fernrohrs ein einfaches Diopter-Lineal, und statt des Kreises (6) ein blofses Gegengewicht in 
Anwendung gebracht wird. 
Dagegen kann das Stativ noch zu vielen andern nützlichen und interessanten Beobachtungen 
befähigt werden , wenn man noch eine lange Axe (13) hinzufügt, zu deren Aufnahme die Ver- 
stärkungen in der Mitte des oberen Riegels (7) und des mittleren (8) sehr leicht zu conischen 
Axplannen so ausgedreht werden können, dafs die untere Spitze der langen Axe gerade bis 
auf den untersten Riegel (9) auf eine von ihm getragene Federplatte (&) hinabreicht. 
Auf die neue entstandene conische Axpfanne im obersten Riegel wird ein nach Bedürfnifs 
eingetheilter Kreis (14) aufgesetzt und verschraubt, auf welchem sich vier über Kreuz stehende 
Nonien n n n n aufsetzen, welche in der Mitte der langen Axe befestiget sind. Da diese Axe 
eine ganze Länge des Fernrohrs hat, so erstreckt sie sich noch um eine halbe Länge desselben 
über die Nonien hinaus, um oben noch ein aufgestecktes Kreuz mit vier Axpfannen p p p p zu 
tragen, welche wie die P P oberhalb der Stützen die Axe zum Umlegen (4) aufzunehmen be- 
stimmt sind, und daher auch je zwei genau so weit auseinander entfernt sein müssen, als P 
von P. Von den je zwei und zwei zu einander gehörigen Axpfannen hat immer die eine zur 
horizontalen Correktion, die andere zur vertikalen, eine Vorrichtung. Die vier horizontalen Ax- 
