— 380 — 
pfannenträger stützen sich mittelst vier Federn nach unten auf die vier Nonienträger , welche 
hinwiederum auf dem Kreise (14) aufliegen. 
Wird die Axe (A) mit Fernrohr und Kreis in das eine Paar Axpfannen eingelegt, so ist das 
drehbare Passage-Instrument fertig, welches durch Hülfe der Libelle (5) dann mittelst der drei 
Fufsschrauben W, Nd und $d, ferner in Bezug auf die Axträger (3) durch deren sechs Fufs- 
schrauben U und sechs Stofsschrauben V, und endlich in Bezug auf die beiden Axlager pp 
durch deren vertikale Correktionen bei wiederholter Umlegung der Axe (A) mit aufgelegter 
Libelle vollständig auscorrigirt werden kann. 
Wird dies auch für das andere Axlager-Paar p’ p‘ wiederholt, so kann man mittelst der Cor- 
rektion der Axpfannen im azimutalen Sinne diese immer paarweise rechtwinkelig zu einander 
reguliren, was zu Beobachtungen im ersten Vertical vom wesentlichen Vortheil ist, zumal da 
es leicht ist, immer jedes Paar Axpfannen p p der langen Axe mit denen P P der Stützen (3) 
in Bezug auf den Meridian übereinstimmend zu corrigiren. Hiernach lassen sich auch der Azi- 
mutalkreis und dessen vier Nonien n n n n sehr genau in Bezug auf den Nullpunkt reguliren, 
so dafs, wenn sonst die Schärfe der Eintheilung des Kreises es zuläfst, das Instrument als 
Theodolith und, wenn auch die Eintheilung des Kreises (6) entsprechend ist, als Universal-Instru- 
ment seine vollständigen Dienste leisten kann. 
Endlich mufs noch bemerkt werden, dafs das Instrument in dieser Gestalt ebenfalls sehr 
leicht zu Beobachtung von Niveau-Differenzen eingerichtet werden kann, dadurch, dafs man den 
Träger (15) für die Libelle (5) auf den Kreis (6) aufsetzt, wenn das Fernrohr (1) die dazu 
geeignete, horizontale Richtung erhalten hat. 
Die hier geschilderte Einrichtung des Stativs mit senkrechter Stellung der langen Axe (13) 
gestattet hiernach eine ganze Reihe höchstnützlicher Beobachtungen, welche indessen alle in 
die Klasse der Untersuchungen gehören, welche für gewöhnlich nicht alle Tage, sondern nur 
von Zeit zu Zeit als Ausführung von Beobachtungs-Reihen vorkommen. 
In den Zwischenzeiten würden dann mit diesem Stativ nur Meridian-Beobachtungen angestellt 
werden können. Diese sind freilich vor allen hochgeschätzt, und werden als Fundamental- 
Beobachtungen betrachtet, besonders, wenn dabei der Höhenkreis (6) durch seine Theilung 
auch sehr scharf und genau Zenith-Distanzen angiebt; allein, mit Ausnahme weniger, sind 
diese vortrefliichen Beobachtungen nur möglich, wenn das betreffende Gestirn bei Abwesenheit 
des Tageslichts culminirt. j 
Darum dürfte es wohl ein empfehlender Umstand für das Stativ sein und noch um etwas 
mehr die gewählte Benennung „Universal-Stativ‘ rechfertigen, dafs es nur noch der leichten 
Hinzufügung einiger wenigen Stücke bedarf, um die lange Axe unter jeder geographischen 
Breite zwischen den Polen und dem Aequator parallel mit der jedesmaligen Richtung der Erd- 
Axe stellen zu können; das Stativ demnach in ein parallaktisches zu verwandeln, und demsel- 
ben noch einen sehr weiten Kreis täglicher angenehmer und nützlicher Beobachtungen zu 
eröffnen. 
Hierzu ist es nur erforderlich, dafs für unsere Breite statt der vier Zwischenscheiben (10) 
und (11), zwei Quadranten wie (16) eingeschoben werden, welche die halbe Länge des Fern- 
