In Cm II sieht man die Anbringung der Mikrometer-Bewesung Cm an dem corrigirbaren 
Siegenden Nonius des Declinations- eventualiter Höhenkreises. Der Träger von beiden kann, 
wie man auch in (13) sieht, an jeder der vier Axpfannen liegen, so wie auch unterhalb der 
Axpfannen P der Stützen (3) angebracht werden. 
Statt der Handschrauben zu dieser feinen Bewegung kann ein für den Beobachter am Fern- 
rohre bequemer, englischer Schlüssel in Anwendung kommen; so in gleicher Weise auch bei 
der feinen Bewegung Kır am Stunden- eveniualiter Azimutal-Kreise, die wie in Fig. 13 bei 
dem einen n angebracht sich zeigt. 
Eine besondere Fürsorge war darauf gerichtet, mit Leichtigkeit und Schnelligkeit die lauge 
Axe in die Richtung der Weltaxe zu stellen, oder in Jie zum Zenith zurückzubringen. Um da- 
bei die beiden Quadranten mit Leichtigkeit um den obersten Riegel (7) drehbar zu machen, 
werden die untersten Schrauben U des Fufses der beiden Stützen (3) etwas gelüftet, ebenso 
wie die beiden Knacken der Querschiene (17). Dann können mit Leichtigkeit vermittelst der 
Stofsschrauben V beide Stützen (3) um den geringen Betrag so gehoben werden, dafs die 
beiden Quadranten nicht mehr auf der Schiene E W des Fufsralhmens (2) ruhen, sondern vom 
obersten Riegel herabhängend schweben. Sie können dann mit der gröfsten Leichtigkeit ange- 
nähert in die Stellung gedreht werden, wie sie beim Aequatorial erforderlich ist. Um dann 
noch genauer, nach Maafsgabe der Prüfung am Himmel die Axe mittelst ganz feiner Drehung 
der Quadranten in die parallele Richtung zur Weltaxe, oder in die zum Zenith bringen zu kön- 
nen, hat der westliche Quadrant auf jeder der beiden Seiten der westlichen Stütze eine Klemme, 
deren jede eine feine Schraube in tangentialerRichtung in Bezug auf den Bogen des Quadranten 
führt, die sich in entgegengesetzter Richtung gegen den Fufs der westlichen Stütze stemmt, 
wodurch eine freie Drehung nach jeder der beiden Richtungen, und zuletzt auch eine Fixirung 
möglich wird. Ruhen dann beide Quadranten wieder auf den Tragschienen E W, fesigeklam- 
mert durch deren beide Knacken, so dienen endlich auch noch zwei Klemmen am östlichen 
Quadranten auf beiden Seiten der östlichen Stützen zur völligen Fixirung der vorher geprüften 
und richtig gefundenen Stellung, indem zwei starke Schrauben mit feinen Gewinden in radialer 
Richtung vom Centrum des Quadranien aus, au[ die von Nord nach Süd gehende Sehne des 
Fufsrahmens aufstemmen und jede weitere Rotationsbewegung des östlichen Quadranten, und 
somit auch des anderen hindern. 
Es wird nicht erst nothwendig sein, darauf aufmerksam zu machen, dafs das ganze Stativ in 
allen seinen Verwandlungen unbeschadet seiner Festigkeit aus lauter einzelnen Theilen zusam- 
mengesetzt ist und daher auch leicht wieder in diese zerlegt werden kann. Dieser Um- 
stand und die Symmetrie bei den meisten einzelnen Theilen untereinander erleichtert die 
Verpackung bei Reisen damit aufserordentlich, ja ist sogar bei gröfseren Instrumenten von sol- 
cher Bedeutung, dafs man auch dann, wenn ein dergleiches Instrument auf seiner Stellung zu 
verbleiben bestimmt ist, vielleicht Bedenken zu tragen hat, von dieser Construction und Zusam- 
mensetzung wesentlich abzuweichen. 
Ueber die spezielle Anwendung des geschilderten Instruments auf Reisen; von der zweck- 
mälsigsten Verpackung beim Transport; von der jedesmal zu schaffenden festen Grundlage; von 
