^ Physik, Chemie, Pharmacie. 



weit von einander abstehende Punkte des Schliessungadrathes, so wird sich eine Entfernung der- 

 selben auffinden lassen, bei welcher zwischen ihnen ein Funke in demselben Momente hervor- 

 bricht, in welchem sich die Batterie entladet, imd zwar wird der Funke desto länger werden, je 

 grösser die Differenz der freien Spannung des elektr. Stroms an diesen beiden Stellen ist. Um 

 genaue Zahlenwerthe zu erlangen, setzte ich die beiden zu untersuchenden Punkte des Schliessungs- 

 drathes mit zwei Kugeln in Verbindung, die in einem besondern, von mir Funkenmesser 

 genannten Insti-umente (welches vorgezeigt wurde) in jede scharf messbare Entfernung von einander 

 gestellt werden konnten; die eine von den beiden 16 Linien im Durchmesser grossen Kugeln 

 ist nämlich mittelst einer gläsernen Säule auf einer horizontalen Messingplatte befestigt, die an- 

 dere ebenfalls mittelst einer gläsernen Säule auf einem darauf verschiebbaren Metallschlitten; 

 diesen setzt eine sorgsam gearbeitete Mikrometerschraube in Bewegung, deren Umch-ehungen man 

 an einem Zeiger bis auf 32stel genau zählt. — Hinter den Kugeln befinden sich mit Quecksilber 

 gefüllte Metallnäpfe, in welche die Dräthe gesteckt werden. Da man mit diesem Instrumente 

 die Kugeln scharf einstellen kann, so ist es nur noch nöthig, diu'ch besondere Versuche, in denen 

 man die Batterie unmittelbar über den Kugeln entladet, die Spannungen der Elektricität zu be- 

 stimmen, welche die jedesmahge Luftschicht zu durchbrechen im Stande sind. Diese Spannungen 

 können nach einem beliebigen Maase gezählt werden; nach demselben Maase zählt man dann 

 auch die Spannung, auf welche die Batterie bis zu ihrer Entladung gebracht wird. Ich bediente 

 mich hierzu eines besondern Ausladers, den ich in den Schliessungsdrath einfügte und dessen 

 Kugeln ich in solche Abstände von einander stellen konnte, für welche ich die Spannungen vorher 

 ermittelt hatte. Indem so der Auslader und der Funkenmesser auf gleiche Weise regulirt waren, 

 boten die Versuche keine weiteren Schwierigkeiten dar. — Ich will zuvörderst zwei Versuchs- 

 reihen angeben, die sogleich zeigen, auf welche Punkte man seine Aufmerksamkeit besonders 

 zu richten hat. Die nicht isolii-te Batterie bestand aus 4 Flaschen (jede von l'/j Q' Belegung), 

 denSchhessungsbogen bildete ein 10' langer Kupferdi-ath von 0,'"513 Durchmesser: davon kamen 

 3 Fuss von der einen Kugel B des Fmikenmessers bis zur Aussenseite der Batterie, 4 Fuss 

 zwischen der Kugel B und der andern Kugel A des Fimkenmessers, 1 Fuss von A bis zum 

 Auslader imd weder 2 Fuss bis zm- Innenseite der Batterie. Der Funkenmesser verband also 

 hier zwei um 4' von einander entfernte Punkte des SchUessungsdrathes. Die Kugeln des Aus- 

 laders bUeben in gleicher Entfernung von einander. Ich erhielt am Fimkenmesser eine Span- 

 nung = 12,.59; dagegen 8,81 als noch 4' Kupferih-ath vor dem Auslader eingeschaltet wmden, 

 ebenfalls 8,81 als diese Einschaltimg z^vischen Ausladcr und Funkenmesser, und 8,74 als sie 

 hinter dem Funkenmesser statt fand. Ein ähnliches Resultat ergab sich, als der Drath zmschen 

 den Kugeln A imd B 8' Länge besass; die Spannung am Funkenmesser war in den genannten 

 vier Fällen : 19,71 , 15,19 , 15,38 und 15,19. Dieser Versuch zeigt augenscheinlich, 1) dass der 

 elektr. Strom auf dem ScUiessungsdrathe noch freie Spannung besitzt, die von der Innenseite 

 der Batterie nach der Aussenseite abnimmt, 2;. dass die Spannungsdiffereuz zweier Punkte desto 

 grösser ist, je weiter sie von einander abstehen, aber auch 3) dass sie nur durch die Länge der 

 Schliessungsdrathes bedingt wird, nicht durch den Ort, welchen die gleich weit von einander ab- 

 stehenden Punkte auf demselben einnehmen. Den letzten Punkt erläutert der nachstehende Ver- 



