— 524 — 



wendig für alle Fälle in den Kopf der Eudiometerröhre 

 einen kleinen Tropfen Wasser zu bringen. Die Kaliku- 

 geln müssen immer frisch bereitet und gut befeuchtet 

 eingebracht werden, und mindestens 24 Stunden liegen, 

 indem sonst, wie wir uns durch zahlreiche Versuche über- 

 zeugten, keine vollständige Absorption bewirkt wird. 

 Dass auch bei etwas reichlichem Wasserbeschlag in der 

 Röhre durch die Kalikugel dennoch das Gas vollständig 

 getrocknet wird, davon haben wir uns durch nachträg- 

 liches Einbringen von Chlorkalcium überzeugt. Die jedes- 

 malige Volumbestimmung muss mit äusserster Genauig- 

 keit gemacht werden; ein Ablesungsfehler von Vio Mil- 

 limeter kaun schon bis in die Vjq der Prozentzahl wir- 

 ken (das Ablesen kann desshalb nur aus grösserer Ent- 

 fernung mittelst des Fernrohres geschehen). Die gering 

 sten Temperaturschwankungen werden so störend , dass 

 ein Lokal mit möglichst konstanter Temperatur ein un- 

 umgängliches Erfordernis zur Anstellung der Analysen 

 ist. So lange wir darauf nicht die allersorgfältigste Rück- 

 sicht genommen, war es uns in der That nicht möglich, 

 unter 6 Volumbestimmungen einer und derselben Gas- 

 menge auch nur zwei übereinstimmende zu erhalten; 

 wird aber nach dieser Methode wirklich genau gearbei- 

 tet, so rücken die Fehlergrenzen in die dritte Stelle der 

 Prozentzahl zurück. 



Als Beispiel der Analysen, und als Masslab für den 

 Grad ihrer Genauigkeit führen wir hier zunächst zwei 

 mit der Luft einer und derselben Expiration angestellten 

 Analysen aus unserem Versuchsprolokoll auf. 



Eudiomeler b. 

 Inner. Hg-N T iv. Aeus. Hg-Niv. Temperatur. Barometer 

 Vor der Absorption 22,3 8,8 17,2 737,8 



Nach » » 56,7 33,0 19,0 734,7 



