— 13 — 
Stromstärke 500 entspricht = 2 Kilogramme, so ist die 
der Stromstärke 0,8 entsprechende, immer noch = 3,2 
Gramm. Dieser Anziehung 2000 — 3,2 = 199,8 Gramm 
müsste also die Spannfeder das Gleichgewicht halten, um 
die Anziehung in dem soeben besprochenen Fall um 
0,015 Sekunden zu verzögern. 
Die hier angeführten Zahlen können natürlich nur 
den Werth von Beispielen haben, beweisen aber hin- 
reichend, wie bedeutende Zeitunterschiede in der Anker- 
anziehung, bei Anwendung gleich starker Ströme ver- 
schiedener Quellen, sich durch die dabei auftretenden 
Inductionsstöme erklären lassen. 
Herr Hipp hat seiner oben angeführten Mittheilung 
die Bemerkung hinzugefügt, dass die Nichtübereinstim- 
mung mehrerer mit seinem Chronoskope ausgeführten 
Messungen ihre Ursache in der Nichtbeachtung des be- 
sprochenen Unterschiedes haben dürfte. Ebenso hat 
Herr Koosen *) schon früher bemerkt, dass man bei 
Anwendung elektromagnetischer Chronoskope immer auf 
Schwierigkeiten stösst, welche in der Induction ihren 
Grund haben. Wer einmal ein solches Instrument be- 
sitzt und weiter benutzen will, dem ist der Rath zu er- 
theilen, seiner Batterie einen möglichst grossen Wider- 
stand, und dafür eine so grosse elektromotorische Kraft 
zu ertheilen, dass der Magnet seine nöthige Stärke er- 
reicht. Am besten aber hat Herr Hipp selbst alle aus 
der Induction hervorgehenden Schwierigkeiten bei seinem 
neuen Chronographen vermieden, indem er zur Bezeich- 
nung des Anfanges, wie des Endes eines kleinen, zu 
messenden Zeitraumes, nur die Losreissung des Ankers 
vom Magnete benutzte. 
+) A. 2.0. 
