— 117 — 
der Rollenaxe parallel zu CF sei. Dagegen ist sie ganz 
unabhängig von den Werthen, die R und g erhalten, 
und wird daher auch von einer bleibenden Aenderung 
dieser Werthe nicht beeinträchtigt. 
Amsler hat seinen Planimetern ein Mittel zur Prü- 
fung beigelegt, das ich einen Verificator nennen möchte- 
Es besteht dasselbe aus einem kurzen Lineal von 
Neusilber (wodurch auch das Befahren gerader Linien 
mit dem Fahrstift erleichtert wird), welches auf seiner 
Mittellinie zwei runde Löcher eingebohrt trägt, das eine 
etwas weitere geht durch; eine kurze Nadelspitze, welche 
durch dasselbe hindurch in das Reissbrett eingesteckt 
wird, macht seine Axe zur Drehungsaxe, um welche das 
zweite kleine Loch im Kreise herumgeführt werden kann. 
Setzt man nun in dieses den Fahrstift des Planimeters 
ein, und markirt den Ausgangspunkt, gegenüber einem 
Index am Ende des Lineals, auf dem Papier, so kann 
man schnell und mit grösster Präcision einen Kreis ein 
oder mehrere Mal umfahren, dessen Radius (die Ent. 
fernung der beiden Löchermitten) mit Sorgfalt bestimmt 
wird. Amsler schreibt den Inhalt des mit demselben be- 
schriebenen Kreises in Schw. Quadratlinien auf das Li- 
neal; so trägt der eine Verificator die Zahl 384” I 
(Kreisfläche vom Radius 34,98), der andere die Zahl 
199 DO) (Kreisfläche vom Radius 15.948). 
Ich habe diese beiden Kreisflächen vom Fahrstifte F 
des Planimeters Nr. 199 zehnmal umfahren lassen, und 
fand die folgenden Differenzen der successiven Able- 
sungen: 
