ie Re 
Nach den durch Obiges dargelegten Erfahrunger 
wurde ein definitives Aräometer von etwa gleichem Vo- 
lumen konstruirt, aber nach dem Vorbilde des Nichol- 
son’schen, in günstigeren Proportionen. Es wurde näm- 
lich ein Cylinder von 7 Centim. Durchmesser und 10 Cen- 
timetern Länge in einen gleichwerthigen Körper zerlegt, 
dessen Mitte ein Cylinder von gleichem Durchmesser, 
und dessen beide Enden in Kegel von 600 Scheitelwinkel 
übergingen. Das eine konische Ende ist im Innern durch 
eine genau nach seiner Form abgedrehte Bleimasse be- 
schwert, so dass der Schwerpunkt des ganzen Systemes 
in der Axe des ganzen Körpers und so nahe als mög- 
lich an’s untere Ende gerückt ist, um beim Schwimmen 
im Wasser, auch mit einem längeren Stengel versehen, 
eine senkrechte Stellung einzunehmen. Der andere, nach 
oben gerichtete Kegel endet in einen cylindrischen Ansatz 
von etwa 4—5 Millimetern Durchmesser zum Einkitten 
des Stengels. Dieser besteht aus einer dünnwandigen, gera- 
den, etwa 12— 15 Centimetern, auch nach Umständen län- 
geren Röhre von dünnem Glase, welche im Innern mit 
einer gleichtheiligen Papierskala versehen ist, und mit 
Siegellack, oder noch besser mit Guttaperchakitt in den 
eylindrischen Ansatz des oberen Endes des Gefässes des 
Aräometers eingekittet ist. Das Gefäss des Aräometers 
wurde aus dünnem, gewalzten Messingblech durch Hart- 
löthen mit Silber mit vieler Sorgfalt ausgeführt vom hiesi- 
gen Herrn Optikus J. Stucky. Nachdem es, wie oben beim 
Probeinstrument angegeben worden ist, in destillirtem Was- 
ser von 9°R. justirt war, wog es 330,40 Grammen, und im 
"Wasser beim hundertsten Skalatheile gewogen nur 1,588 
Grammen. Es gibt also alle Dichtigkeiten an von 1,000 
330,40 
bis zur Dichtigkeit 330,40 — 1,588 —— 
1,00478. Die zuge- 
