hörigen Skalentheile von 10 zu 10 Graden geben erst 
in der dritten Decimalstelle Abweichungen von der Gleich- 
theiligkeit. 
Genauigkeit des Aräometers. 
Ueber die Art des Gebrauches desselben ist nichts 
Specielles zu bemerken. Die genaue Beobachtung der 
Skalatheile ist Sache einiger Uebung, und wird am be- 
sten von untenher vorgenommen, indem das Auge den 
Punkt wahrnimmt, wo die Fläche verschwindet und die. 
Kapillarität, die am Stengel das Wasser in die Höhe 
zieht, nicht störend auftritt. Einmal die richtige Tempe- 
ratur des zu prüfenden Wassers hergestellt, ist die Ge- 
nauigkeit der Resultate dieses Instrumentes wohl eben 
so verbürgt, als die irgend einer andern Dichtigkeits- 
bestimmung. Ein Fehler von nur einem Skalatheile 
(1 Hundertstel der ganzen Skala), der durch wiederholte 
Beobachtung berichtigt werden kann, macht kaum so viel 
aus, als ein Wägungsfehler von 1 Uentigramm bei einem 
ganzen Pfunde zu viel oder zu wenig ausmacht; und 
diesen Fehler auch zugegeben, so wird man demselben 
wohl kein so grosses Gewicht beilegen, wenn man sich 
daran erinnert, dass nur von sehr wenigen starren oder 
flüssigen Körpern die Dichtigkeit bis zur vierten Deci- 
malstelle genau bekannt ist, und dass 1 Skalatheil Irr- 
thum erst die fünfte Decimalstelle afhicirt. 
Durch Verlängerung des Stengels und der Skala bis 
zu einem vorher zu bestimmenden Bruchtheile des Gewich- 
tes des Aräometers, z. B. 0,01 oder 0,005, oder auch mehr, 
lässt sich demselben nach Belieben ein grösserer Umfang 
an Ausschlag geben. 
Durch stärkere Belastung des Instrumentes mit 
Schrot und Justirung in einer schwereren Flüssigkeit, 
