ur 
als Wasser, z. B. einer von 1,01 Dichtigkeit bis zu der 
von 1,05, liesse es sich zur Dichtigkeitsbestimmung von. 
Meerwassern mit vieler Sicherheit anwenden. Auf gleiche 
Weise könnte es durch Verminderung seines Gewichtes 
und Justirung in einer leichteren Flüssigkeit, z. B. von 
0,8, für solche brauchbar gemacht werden. 
Die Justirung des Aräometers für die gewöhnlichen 
Zwecke durch reines Wasser allein, ohne Anwen- 
dung anderer Flüssigkeiten, deren verlangte Dichtigkeit 
doch nie mit hinlänglicher Genauigkeit zur Anwendung 
als Fundamentalmaass hergestellt werden kann, sichert 
der hier angegebenen Methode eine grosse Genauigkeit 
und leichte Ausführbarkeit. 
Sie gestattet auch, die Prüfung eines bereits fertigen 
Instrumentes von zweifelhafter Genauigkeit leicht auszu- 
führen, und dessen Angaben zu korrigiren. 
Dass der Aräometerkörper eben so gut, oder, daer 
wegen Zerbrechlichkeit nicht sehr dünnwandig zu sein 
braucht, eben so gut aus Glas als aus Metall gefertigt 
werden könne, ist selbstverständlich, und wäre in vielen 
Fällen selbst vorzuziehen. 
Um die Angaben dieses Aräometers mit denen ande- 
rer,z. B. der Greiner’schen, Gay-Lussac’schen etc., 
vergleichbar zu machen, ist es nöthig, dass das zur Ju- 
stirung dienende Wasser genau 12,50 R. oder 15° C. Tem- 
peratur besitze; und um der oft nicht ausführbaren Be- 
dingung, das zu prüfende Wasser auf die Temperatur 
von 12,5’ R. zu bringen, zu entgehen, ist die Berech- 
nung einer Tabelle nöthig, welche die dem Wasser von 
verschiedenen Temperaturen zukommenden Dichtigkeiten 
auf die Normaltemperatur von 12,05 R. redueirt. Diese 
Tabelle brauchte nur den Umfang von 1° bis etwa 25° 
