Be: 
Hieraus ergibt sich folgende Regel für die Verglei- 
chung der Lichtintensitäten: „Man dreht den Pola- 
risator so lange um seine Axe, bis die Interfe- 
renzfarben im Polariskop verschwinden; alsdann 
gibt das Quadrat der Tangente des Winkels, 
welchen die Polarisationsebene des Polarisators 
mit dem Hauptschnitt des Rhomboeders bildet, 
das Verhältniss der Lichtintensitäten an.* Zur 
Messung bedürfen wir also bloss eines getheilten Kreises, 
an welchem man diesen Winkel ablesen kann. An dem 
ausgeführten Apparat ist der Polarisator mit der in 1/30 
abgetheilten Kreisscheibe fest verbunden; der feste No- 
nıus erlaubt, den Winkel bis auf einzelne Minuten genau 
abzulesen. 
Da die Theorie unsers Apparats sich ausschliesslich 
auf das Malus’sche Gesetz stützt, dieses aber von Arago 
als richtig nachgewiesen worden ist *), und da ferner die 
Bedingung, dass die Grundflächen des Kalkspathrhom- 
boeders senkrecht zur Sehaxe gestellt seien, mechanisch 
mit hinlänglicher Schärfe erfüllt werden kann; so bleibt 
als alleinige Fehlerquelle der Beobachtungsfehler übrig. 
Wir erhalten den letztern, wenn wir bei genau constan- 
tem Verhältniss der Lichtintensitäten mehrmals nachein- 
ander den Polarisator durch Drehung auf den Punkt ein- 
stellen, wo für unser Auge die Farben im Polariskop ver- 
schwinden, und jedesmal den Winkel ö ablesen; die Dif- 
ferenz zwischen diesen einzelnen Ablesungen repräsentirt 
*) Oeuvres de F. Aragdö, T. X, p. 150. Der Nachweis von Arago 
macht übrigens nicht auf grosse Genauigkeit Anspruch; es gibt 
eine Methode, dieses Fundamentalgesetz mittelst unsers Appara- 
tes genauer zu prüfen. Ich werde darüber bei einer andern Ge- 
legenheit sprechen. - 
