ie ET ee 
Setzt man hier für dö den Beobachtungsfehler beim 
betreffenden Winkel d, so erhält man die gesuchte Ge- 
nauigkeitsgrenze. Ist z. B. ö=45°, d. h. sind die bei- 
den Lichtquellen gleich intensiv, so ist dd der Beobach- 
tung zufolge = 1—2‘, und wir erhalten demnach: 
12 
Dies 
I2 
d. 7; = 4 arc. 1— 2’ = 0,00116 — 0,00232. 
1 
Hieraus folgt, dass wir das Verhältniss der Lichtin- 
tensitäten mit einer Genauigkeit von 1/;ooo bis 4000 bei 
einmaliger Einstellung ermitteln können. 
Polarimeter. Das Photometer kann sehr leicht in 
ein Polarimeter verwandelt werden. Zu dem Ende hat 
man bloss vor dem Poläriäntor ein zweites, dem erstern 
analoges Kalkspathrhomboeder so anzubringen, dass sein 
Hauptschnitt mit demjenigen des erstern einen Winkel 
von 180° bildet. Die Schnitte durch die beiden Rhom- 
boeder haben dann die in Fig. 2 angedeutete Gestalt. 
Das vordere Rhomboeder R, R, R‘, R’, muss ferner in 
der angegebenen Lage mit dem hintern RRR’R?/ fest 
verbunden sein, während der dazwischen befindliche Po- 
larisator PP wie oben um die Sehaxe drehbar sein soll. 
Vor dem ersten Rhomboeder befindet sich endlich noch 
ein Schirm mit einer schmalen rechteckigen Oeffnung, 
so schmal, dass dieses Rhomboeder gerade zwei anein- 
ander grenzende Bilder dieser Oeffnung erzeugt. Durch 
diese Oeffnung lässt man das theilweise polarisirte Licht, 
das untersucht werden soll, einfallen, und dreht dann 
den Apparat um die Sehaxe so lange, bis die Polarisa- 
tionsebene des theilweise polarisirten Lichtes mit dem 
