=: = 
Hauptschnitt der Rhomboeder zusammenfällt *). Nunmehr 
hat man bloss den Polarisator durch Drehung auf den 
Punkt einzustellen, bei welchem die Farben im Polari- 
skop verschwinden. Aus dem Winkel, den bei dieser Stel- 
lung der Polarisator mit dem Hauptschnitt der Rhomboe- 
der hildet, lässt sich dann das Verhältniss des natürlichen 
und polarisirten Antheils im theilweise polarisirten Licht 
nach der folgenden Formel berechnen. Heissen wir I? 
die Intensität des natürlichen und P? diejenige des po- 
larisirten Antheils im theilweise polarisirten Licht, so hat 
man: 't 4 
re 7 tang. 5 —1). 
Die Ableitung dieser Formel geschieht ganz analog 
wie diejenige der Photometer-Formel, und ganz analog, 
wie dort, kann auch hier die Leistungsfähigkeit aus dem 
Beobachtungsfehler abgeleitet werden. 
Dieses Polarimeter zeichnet sich vor dem Arago’- 
schen mit Glasplatten dadurch aus, dass es sich, wie das 
obige Photometer, einzig und allein auf das Malus’sche 
Gesetz stützt, und daher ausser dem Beobachtungsfehler 
auch wieder keine andern Fehlerquellen involvirt. Ein 
grosser Nachtheil dieses Apparats dagegen besteht darin, 
dass derselbe eine bedeutende Lichtschwächung bedingt, 
welche der Schärfe der Beobachtung Eintrag thut. Wenn 
daher die zu untersuchende Lichtquelle nicht sehr inten- 
siv ist, so wird man besser thun, sich des Arago’schen 
Polarimeters zu bedienen, und dasselbe entweder nach 
*) Eine kleine Ueberlegung zeigt, wie sowohl diese Einstellung als 
auch die angedeutete relative Lage der Rhomboeder ohne beson- 
dere Hülfsvorrichtungen mittelst des Apparates selbst empirisch 
sehr genau gefunden werden. 
