> mi 
befolgten Methoden und der Leistungsfähigkeit unserer 
Apparate zu sprechen. 
1. Deeclination. 
Wenn man einen Magnetstab so aufhängt, dass er 
um eine vertikale Axe leicht drehbar ist, so kommt er 
stets, falls keine andere Kraft als der Erdmagnetismus 
auf ihn einwirkt, in einer solchen Lage zur Ruhe, in 
welcher seine sogenannte magnetische Axe dem magne- 
tischen Meridian durch die Drehungsaxe parallel ist. Wir 
brauchen also bloss die Richtung der magnetischen Axe 
in einem solchen Stabe zu ermitteln, um dann sofort auch 
den magnetischen Meridian d. i. das eine Bestimmungs- 
element der Declination finden zu können. Die magne- 
tische Axe eines Magnetstabes ist nun von vorneherein 
nicht bekannt; vermöge ihrer obigen Eigenschaft können 
wir sie aber leicht finden, wenn wir 2 Beobachtungen 
über den Stand irgend einer markirten Linie am Magnet- 
stabe anstellen, zwischen welchen derselbe um seine 
Längsaxe um 180° umgedreht worden ist. Das Mittel 
aus den beiden Ablesungen (etwa an einer mit der Dre- 
hungsaxe concentrischen Kreistheilung) gibt uns die Rich- 
tung der magnetischen Axe des Stabes und folglich auch 
unmittelbar den magnetischen Meridian. 
Bei dem von uns angewendeten magnetischen Theo- 
dolithen besteht der zur Declinationsmessung bestimmte 
magnetische Körper aus zwei parallelen, gleichgerichteten 
Magnetstäben von ungefähr 9° Länge. Diese sind durch 
einen Querstab fest verbunden, der an beiden Enden 
hackenförmig gekrümmt ist, so dass damit die Magnet- 
stäbe in den beiden geforderten Lagen an den als Dre- 
hungsaxe dienenden, ungefähr 75° langen Coconfaden | 
angehängt werden können. Das aus Messing und Glas- 
