HERE: Br 
' röhren zusammengesetzte Gehäuse, welches zur Abhal- 
tung von Luftzug das Ganze umgibt und oben den Halter 
des Coconfadens trägt, ist auf der Aldihade einer Kreis- 
theilung festgeklemmt und kann durch die Fussschrauben 
des Apparats vertikal gestellt werden. Der Kreis ist di- 
rect in '/,° getheilt und mittelst des Nonius kann man 
nach 10‘ ablesen. An der Aldihade ist ausserdem ex- 
centrisch ein Fernrohr angebracht, dessen Fadenkreuz 
durch einen kleinen Spiegel beleuchtet wird. Es ist das- 
selbe auf einen am Verbindungsstab der beiden Magnete 
befestigten und nahe senkrecht gegen deren Längsrichtung 
gestellten Spiegel gerichtet. Bei der Beobachtung dreht 
man die Aldihade mit Fernrohr, u. s. f. so lange bis der 
Faden in letzterm mit seinem vom Spiegel reflectirten 
Bilde coincidirt und liest den Nonius ab. Die Normale 
des Spiegels repräsentirt hiebei die oben besprochene 
markirte Linie. Hierauf wird das System der Magnet- 
stäbe mit ihrem Spiegel umgelegt, durch Drehung Faden 
und Fadenbild wieder zur Coincidenz gebracht und der 
Stand abgelesen. Um hiebei gleichzeitig einen allfälligen, 
durch die Prismaticität der die Gehäuseöffnung vor dem 
Spiegel verschliessenden Glasplatte bedingten Fehler 
' eliminiren zu können, ist die Einrichtung getroffen, dass 
man die den Aufhängefaden einschliessende Glasröhre 
vom untern Theil des Gehäuses losschrauben und das 
letztere sammt den Magneten umlegen kann *). Das 
Mittel aus beiden Ablesungen vor und nach dem Umlegen 
gibt uns also dem Obigen gemäss den magnetischen Me- 
ridian für den betreffenden Ort **). 
*) Eine detaillirtere Beschreibung des magnetischen Theodolithen mit 
Figuren findet man in Lamontvs Handbuch des Erdmagnetismus, 
Berlin 1849. 
**) Es bedarf wohl keiner besondern Erörterung, dass das Vorstehende 
