— 5 — 
Um hieraus die mittlere Declination von Bern ab- 
leiten zu können, müssten noch besondere Beobachtungen 
über die täglichen Variationen derselben vorliegen. Da 
wir indessen die Instrumente zur Anstellung der letztern 
nicht besitzen, vor Allem aber ein eisenfreies Local zu 
der durchaus nothwendigen festen Aufstellung fehlt, so 
wollen wir vor der Hand das Mittel aus den obigen Mes- 
sungen, nämlich: 
16° 43° 36,7 westlich 
als die mittlere Declination in Bern im Oct. 1859 
betrachten. Das wahre Mittel wird hievon jedenfalls nur 
sehr wenig verschieden sein. 
2. Inelination. 
Der Kreis des zu unsern Messungen benutzten In- 
elinatoriums ist direct in !/,° getheilt, mittelst der an 
den Enden der Magnetnadel angebrachten Nonien liest 
man einzelne Minuten ab. Die Axe der letztern ruht 
auf Frietionsrollen und diese, sowie der getheilte Kreis 
werden von Messingsäulen getragen, die auf einer mit 
Stellschrauben versehenen Messingplatte stehen. Ueber 
das Ganze kann ein Glasgehäuse mit Holzfassungen ge- 
stellt werden, bei dem indessen, wie wir leider erst 
etwas spät entdeckten, die Glasscheiben mit Eisenstiften 
befestigt sind, so dass es bei den Beobachtungen nicht 
zur Abhaltung von Luftzug benutzt werden darf. Aus 
diesem Grunde konnten wir denn auch unsere Beobach- 
tungen nicht im Freien anstellen. Um die Fehler zu 
eliminiren, welche von einer Abweichung der markirten 
der aus einer Excentricität der Drehungsaxe entspringende Fehler 
elim!nirt wird. 
