a 
Linie von der magnetischen Axe des Stabes, der Nulllinie 
der Kreistheilung von der Horizontalität und des Schwer- 
punktes von der Drehungsaxe herrühren, pflegt man ge- 
wöhnlich 4 Ablesungen zu machen, indem man den Kreis 
um eine vertikale Axe um 180° umdreht und in jeder 
Stellung den. Magnet umlegt, hierauf magnetisirt man 
den Magnet um und wiederholt dieselben Beobachtungen. 
Sind die verschiedenen Abweichungen klein, die magne- 
tischen Momente des Stabes beide Male gleich gross und 
befand sich die Kreisebene genau im magnetischen Me- 
ridian, so kann man das Mittel aus allen 8 Beobachtungen 
als den wahren Werth der Inclination betrachten. Ist 
das Instrument mit horizontaler Kreistheilung versehen, 
so lässt sich übrigens durch eine geeignete Beobachtungs- 
methode auch noch der aus einer mangelhaften Einstellung 
der Kreisebene in den magnetischen Meridian entsprin- 
gende Fehler eliminiren. Da unser Instrument keine 
vertikale Drehaxe besitzt, so mussten wir uns begnügen, 
die Kreisebene der Richtung einer Horizontal- Nadel 
möglichst parallel zu stellen und die Nulllinie mit Hülfe 
einer Libelle horizontal zu machen. Ebenso konnte auch 
die Magnetnadel nicht umgelegt werden; die folgenden 
Zahlen sind daher bloss die Mittel aus 2 Beobachtungen, 
zwischen welchen der Magnetstab ummagnetisirt worden 
war. Durch besondere Ablesungsversuche überzeugten 
wir uns, dass sich beim Ummagnetisiren die Grösse des 
magnetischen Moments nicht wesentlich geändert hatte. 
Die Beobachtungen wurden im physikalischen Auditorium 
der Hochschule angestellt und dabei alles Eisen möglichst 
vom Instrumente entfernt. Die Inclination in Bern: ist 
nördlich und betrug am: 
