Nicht dieselbe Genauigkeit dürfte unserer Bestim- 
mung der Schwingungsdauer T des Ablenkungsmagneten 
zukommen. Da nämlich die Beobachtungen im Freien 
angestellt wurden, und uns kein transportables Chrono- 
meter zu Gebote stand, so mussten diese Messungen 
mittelst eines gewöhnlichen Secundenzählers von Henry 
in Paris gemacht werden. Das Instrument wurde nun 
zwar jedesmal zur Zeit der Messung mit der nach mitt- 
lerer Zeit gehenden Uhr in der Sternwarte verglichen 
und seine Secundenschläge hiernach corrigirt; wir haben 
uns indessen davon überzeugt, dass sein Gang ziemlich 
ungleichförmig ist und diese Correction daher theilweise 
wenigstens illusorisch wird. Im Uebrigen geschah die 
Bestimmung der Schwingungsdauer ganz analog wie 
oben bei Ermittlung des Trägheitsmoments, nur war 
der Magnetstab hier an einem kürzern Coconfaden auf- 
gehängt und durch ein Holzkästchen mit Glasdeckel vor 
dem Luftzug geschützt. Im Ganzen wurden jedesmal 
ungefähr 100 Schwingungen beobachtet, so dass wir, 
die Summe des Beobachtungsfehlers und des fehlerhaften 
Ganges der Uhr gleich 1° angenommen, die in runder 
Zahl 3° betragende Schwingungsdauer bloss bis auf = 
ihres Werths genau erhalten hätten. Dieser bedeutende 
Fehler in der Bestimmung von T gewinnt nun zudem 
einen verhältnissmässig grossen Einfluss auf unser Re- 
sultat als T mit der ersten Potenz, a und M aber bloss 
mit der einhalbten in dasselbe eingehen. 
Dieser letztere Umstand hat uns namentlich bewogen, 
einige andere Correctionen, wie die durch Schwankungen 
des magnetischen Moments mit der Temperatur und durch 
die Induction bedingten, welche stets sehr klein sind, hier 
ganz zu vernachlässigen. 
