— 163 — 



ligiie et demi que daiis un liiiau de denii ligiie, d'oü il siiit qu'il faut 

 delerminer ce calibre ä une ligne et demi attendu qu'au dessas il est 

 incommode poiir le transporl. 



2^ il faut siipposer encore le tuiau d'un calibre egal et par- 

 faitement lisse iiiterieurement pour sa perfection que le mercure dont 

 on le remplira sera parfaitement pudflö, le tuiau avant tout, purgö de 

 toute humiditö, et ensuite purgö d'air sur le feu, lorsqu'on y aura mis 

 un pied de mercure puis deux pieds, puis ce qu'il faudra pour l'achever. 



3" Ton eslime qu'il faut en diviser la graduation par pieds, 

 pouces et lignes de Paris, attendu que c'est la mesure la plus uni- 

 versellement recüe et que d'abord qu'on estime devoir s'expriraer en 

 franrais pour se faire entendre plus commodement des diverses nations 

 qui habitent le nord, il s'ensuit par la meme raison que Ton doit 

 adopter les poids et les mesures de la capitale de la meme langue. 



4" au lieu de meltre au dessus de la beule inferieure du tuiau 

 une vis ainsy qu'il est dit h la fin du memoire, il me paroit plus 

 convenable de placer cette vis sous le coude inferieur du barometre 

 et meme sous une espece de genou en forme d'arc mobile pour sou- 

 tenir ce coude en le faisant ainsy hausser ou baisser avec cette vis. 



5° Quoiqu'on puisse tres bien connoitre la question de l'air en 

 fesanl mouvoir l'echelle mobile dont le dessein se trouve ä la fin du 

 memoire puisque Ton defalque ou Ton ajoute ainsy ä la colonne de 

 mercure du barometre l'excez que le chaud ou le froid lui procurent 

 de cote ou d'autre cela neantmoins se peut aussy excuter au moien 

 d'une table, mais peut etre moins commodement, c'est pourquoi pour 

 aider ä cette ingenieuse invention j'estime devoir ajouter. 



6" Qu'il me paroit qu'il n'y a aucun fonds ä faire sur les 

 experiences ces raportöes au Memoire de l'academie de Mrs. Amontons 

 et de Reaiimur ä moins qu'on ne les ait veriflöes soimeme avec soin, 

 avec peine et avec sagacitö, car j'y en trouve quantitö d'erreurs. On 

 ne sauroit faire une experience plus exacte que celle que j'ai faite ä 

 Paris pour connoitre la condensation du mercure depuis le terme de 

 l'eau bouillante le barometre susdit ä 27 pouces 9 lignes, et tout le 

 mercure plonge dans l'eau bouillante, car j'ai reiterö deux annöes 

 apres la meme experience dans le meme Instrument et eile s'est 

 trouvöe entierement conforme ä la precedente au lieu que dans 

 quantile d'autres inslrumens oii j'ai fait la meme experience j'ai trouvö 

 qu'elle varioit suivant la grandeur de la surface de la boule par raport 



