- 299 - 



Herr Dr. Hof f c r hielt folgemlen Vortrag: 

 In der Versaminliinoj vom 3. Mäiv. wurde eines Bai-ome- 

 ters Erwähnung: gediaii, dessen EinrichJiing von dem Mecha- 

 niker Hrn. Franz Pfeiffer in Görz herrührt. Es ist die- 

 ser Barometer ein Gefässbaromeler , bei welchem miücist 

 einer Ledersclieibe dafür gesorgt ist, dass /war die Luft 

 durch das Leder Zutritt hat, hitigegen beim Umkeliren des 

 Barometers kein Quecksilber ausfliesscn kann. Ich beabsich- 

 tige nun heute die vereiirte Versammlung auf zwei Arten von 

 Barometer aufmerksam zu machen, welche der hiesigelvünst- 

 1er Ka|)eller schon seit langem verfertiget, und die, wie 

 alles was aus der Hand dieses Künstlers kommt, vorzügliche 

 Dienste leisten. Der eine dieser Barometer ist ein Gefässba- 

 rometer, unten mit der Schraube, in dessen Mitte sich das 

 Barometerrolir befindet ; auch hier ist die obere Wand des 

 Gefässes mit einer Lederscheibe versehen, durch welche die 

 Luft circuliren kann; das gerade Rohr des Barometers selbst 

 hat aber noch die zweckmässige Einrichtung, dass es unten, 

 wo es in das Quecksilber des Gefässes reicht, abgeschnit- 

 ten und hier ein 1'/^ Zoll langes aber enges geradesRohr 

 angeschmolzen ist, wodurch das Aufsteigen einer Luftblase 

 7-wischen der Glaswand und dem Quecksilber unmöglich ge- 

 macht wird. Eine andere wesentliche Verbesserung besteht 

 aber noch darin, dass die Stahlspitze, welche das Niveau 

 des Quecksilbers im Gefässe anzeigt, mit einer Stellschrau- 

 be versehen ist, so dass, wenn nach gemachter Theilung 

 das Instrument aufjiolirt ist, gleichsam als letzte That des 

 Künstlers , diese Sfntze durch Vergleichung mit dem Nor- 

 malbarometer eingestellt wird, durch welche Vorsicht allein 

 genau übereinstimmende Barometer erhalten werden. 



Eine zweite Art ebenfalls sehr leicht zu transportiren- 

 der ganz vorzüglicher Instrumente sind die nach dem G a y- 

 Lussac'schen Prinzipe verbesserten Federbarometcr , bei 

 welchen die beiden Schenkel des eigentlichen Baroraeter- 

 rohres durch ein 3 Zoll langes enges Rohr, welches an der 

 Krümmung angebracht ist, mit einander communiciren. Die 

 Mitte dieses engen Rohres nimmt die tiefste Stelle ein und 

 ist zu beiden Seiten l'/« Zoll aufgebogen: auch hier wird 

 durch die Enge des Rohres einerseits das Ausfliessen des 



