am 25. Jänner 1858. 13 
die Versammlung dem Herrn Dr. Kornhuber für diesen lehrreichen Vor- 
trag einstimmig ihren Dank aus. 
Der Herr Vereinssecretär theilte folgendes Schrei ben des Astro- 
nomen der Ollmützer Sternwarte, Herrn J. F. Julius Schmidt, bezüglich 
der Metallbarometer mit: 
Mit Vergnügen beantworte ich Ihr Schreiben vom 30. December, 
in welchem Sie nähere Auskunft über die Metallbarometer zu erhalten 
wünschen. Ich glaube, dass die Ollmützer Arbeiten jetzt schon im 
Stande sind, über die Aneroide ein definitives Urtheil zu fällen. Hält 
man den Ausspruch fest: „Die Quecksilberbarometer sind Exemplare, 
die Metallbarometer aber Individuen‘ so erhellt daraus von selbst, dass 
jedes Metallbarometer eine besondere Untersuchung erfordert, ehe es 
gebraucht werden kann. Alle Quecksilberbarometer-Lesungen werden 
(Einzelnheiten abgerechnet) gleichmässig nach denselben Tafeln reduecirt; 
alle Aneroid- Lesungen erfordern individuelle Reduetionstafeln. Jedes 
Aneroid, komme es artistisch noch so vollkommen aus der Hand des 
Künstlers, ist, ohne beigegebene Tafeln, also ohne vorgängige Unter- 
suchung, für wissenschaftlichen Zweck unbrauchbar. 
Meine Beobachtungen im Schwarzwalde, in den Karpathen, 
in den Umgebungen von Rom, in Neapel, in viel höherem Grade aber 
die 1857 Juni im Vereine mit dem Prälaten Herrn v. Unkrechtsberg 
begonnenen neuen Untersuchungen über neue Bourdonsche Metallbaro- 
meter haben schliesslich die folgenden Resultate ergeben: 
1. Jedes Metallbarometer wird stark von der Temperatur aflieirt; 
es ist also unbrauchbar, wenn der Künstler kein Thermometer im In- 
nern des Aneroid-Cylinders angebracht hat. 
2. Die Temperatur-Curve muss aus zahlreichen Beobachtungen zwi- 
sehen + 36° Reaumur und wenigstens — 100Reaumur ermittelt werden, 
indem gleichzeitig ein gewöhnliches Barometer abgelesen wird. 
3. Jedes Aneroid ist unter der Luftpumpe zu prüfen, um zu er- 
kennen, wie es Schritt hält mit einem gleichzeitig im Recipienten be- 
_ findlichen Quecksilberbarometer. Diese Ursachen müssen bei veränder- 
tem wie bei vermehrtem Luftdrucke im Recipienten wiederholt werden, 
um die vollständige Curve des Aneroidganges und seiner Gleichung 
bei jedem wahren Stande des Quecksilbers zu erkennen. 
4. Weil namentlich die erst neu angefertigten Aneroide, in Ruhe 
unter Luftpumpe etwas andere Correctionen ergeben, als in Bewegung 
während einer Bergeshöhe, also unter der natürlichen Wirkung der 
